Studien auf dem Gebiete der Absoebtionsspectralanalyse. 



11 



Beispiel 2. Abtheilung B. 



Mikr. Diff. 



11,2000 5454,7 



2537. 5 ' 37 - Für X = 54,45: /=1.63; 5,37 f= 8,8 X = 5445,9 

 10,89 K/(OQQ ' 10,89 f= 17,8 5446,6 



3626 ' 5428,8 



5446,2 

 Ängstr. 5446,0 



Beispiel 3. Abtheilung C. 



13,0015 4877,4 



1691 1G > 76 - Für X~ 48,6: ^1,01; 1^6f= 16,9 X = 4860,5 

 5,89 AQKA q 5,89 f= 5,9 4860,7 



2280 ' 4854,8 



4860,6 

 Ängstr. 4860,6 



Diese beinahe absolute Uebereinstiramung zeugt genügend für die Zuverlässigkeit 

 der obigen Tafel und für den vorliegenden Zweck ist es demnach vollständig genügend die 

 Spectrallinien der Absorbtionsspectra mit nur einer Sonnenlinie zu verbinden. Mit Rück- 

 sicht aber auf den wahrscheinlichen Fehler der Reductionsfactoren ist, wenn man den Be- 

 stimmungen möglichst grosse Schärfe verleihen will, die Wahl möglichst naheliegender 

 Sonnenlinien jedenfalls zu empfehlen, eine Anforderung, deren Erfüllung keine Schwierig- 

 keiten entgegenstehn. 



Bei der Beobachtung der Absorbtionsspectra wurden die Linien gleich wie bei den- 

 jenigen des Sonnenspectrums stets zweimal eingestellt und für die einzelnen Spectra zwei 

 von einander ganz unabhängige Messungsreihen angestellt, Die im Allgemeinen sehr gute 

 Uebereinstimmung der in dieser Weise erhaltenen Werthe wird aus den weiter unten fol- 

 genden Wellenlängentafeln deutlich hervorgehen. 



Die Anwendung einer Reductionstafel, wie die oben ermittelte, setzt natürlich voraus, 

 dass das Instrument längere Zeit hindurch unverändert bleibt. Um über diesen Punct Ge- 

 wissheit zu erlangen, leitete ich nach Verlauf einiger Monate durch erneuerte Messung der 

 Hauptlinien des Sonnenspectrums neue Factoren ab und fand sie in der That innerhalb der 

 Grenzen der wahrscheinlichen Fehler mit den älteren Bestimmungen übereinstimmend. 

 Ich glaube deshalb auf die Unveränderlichkeit meines Spectroscops mich verlassen zu 

 können. Es giebt aber noch eine andere Methode in dieser Beziehung das Instrument zu 

 controlliren. Statt nämlich die Wellenlängen unbekannter Linien aus den Mikrometer- 

 ablesungen und der Reductionstafel zu berechnen, kann man sie auch graphisch mit 

 derselben Genauigkeit ableiten, falls die Sonnenlinien, auf welche sie bezogen sind, ein- 

 ander nahe genug liegen, um das dazwischen eingeschlossene Stück der Reductionscurve 

 als eine gerade Linie betrachten zu können. In diesem immer zu ermöglichenden Falle hat 

 man nur die Mikrometerangaben als Abscissen anzunehmen, um auf den entsprechenden 



2* 



