12 



De. В. Hasselberg, 



Ordinaten die gesuchten Wellenlängen direct ablesen zu können. Die auf diesem Wege er- 

 haltenen Wellenlängen, welche offenbar von den mit der Zeit möglicherweise eintretenden 

 Veränderungen des Spectroscops unabhängig sind, müssen nun innerhalb der dem wahr- 

 scheinlichen Fehler der Reductionsfactoren entsprechenden Unsicherheitsgrenzen mit den 

 aus jenen berechneten übereinstimmen, falls das Spectroscop als unverändert angesehen 

 werden soll. Diese Methode sich von dem unveränderten Zustande des Instruments zu 

 überzeugen , ist bei weitem leichter und einfacher als die Ableitung neuer Factoren , und 

 ich habe sie desshalb im Laufe meiner Beobachtungen ab und zu in Anwendung gebracht. 

 Als erläuterndes Beispiel füge ich einige nach beiden Methoden abgeleitete Wellenlängen 

 aus dem Absorbtionsspectrum des Broms bei: 



Brom. 



Gruppe. 



1 



Mikr. 



X ѳ 



Wellenlänge 

 Graph 1 Berechn. 



ДХ 



14 



Ѳ 



11,5805 



5475,9 











Br. 



6750 





5460,3 



5460,2 



-t-0,1 





Br. 



6970 





5456,8 



5456,8 



0,0 





Ѳ 



7110 



5454,5 











Br. 



7285 





5451,8 



5451,7 



+ 0,1 



18 



Ѳ 



12,2410 



5370,5 













4110 





5345,0 



5345,6 



— 0,6 





Br. 



4575 





5338,2 



5339,0 



-0,8 







4790 





5335,1 



5336,1 



-1,0 







5100 





5330,7 



5331,4 



-0,7 





Ѳ 



5325 



5327,3 









Die Abweichungen ДХ lassen sich, wie man sieht, vollkommen aus der möglichen Un- 

 sicherheit der Reductionsfactoren erklären. 



Was den Einfluss der Temperatur betrifft, so findet man gleich, dass er bei dieser 

 Beobachtungsmethode, was die Prismen betrifft, vollständig eliminirt ist, indem die da- 

 durch bedingte Aenderung der Dispersion auf das Sonnenspectrum und auf das Absorb- 

 tionsspectrum in gleicherweise wirkt. Für die Schraube bleibt er freilich bestehn, hat 

 aber einen so kleinen Werth , dass er ohne Bedenken vernachlässigt werden kann. Seien 

 nämlich r 0 und r t die Werthe einer Umdrehung bei 0° und t° und у der Ausdehnungs- 

 coefficient der Schraube so ist: 



r t — r 0 ( 1 -+- yt). 



