Studien auf dem Gebiete der Absobbtionsspeotbal analyse. 



13 



Misst man nun eine gewisse Grösse A bei 0° und t° und findet resp. n 0 und n t Um- 

 gänge, so wird: 



A=n 0 r 0 = n t r t 



und 



n t = n 0 (1 ~y0- 



Die Werthe der Reductionsfactoren werden unter denselben Verhältnissen: 



ДХ ДХ 



% = % (i -*-y0- 



Sei nun weiter der Abstand einer unbekannten Linie von einer Sonnenlinie = v bei 

 der Temperatur t gemessen, so ist die wahre Wellenlängendifferenz : 



8X = vq t 



während aus den Tafeln folgt : 



(SX) = ^ 0 



Der begangene Fehler beträgt: 



Д8Х — v(q t — q 0 ) — vq^t — (SX) yt. 



Wäre z. В Л = 10°, у = 0,00001 2 (für Stahl), (SX) = 80 Ängström'schen Einheiten, 

 (die Differenzen erreichen selten diesen Werth, nicht einmal im rothen Theile des Spec- 

 trums) so erhält man: 



ASX = 0,009 



also weit kleiner als die diesen und allen bisherigen Spectralbeobachtungen noch anhaftende 

 Unsicherheit. Im Allgemeinen erreicht Д8Х nicht einmal diesen Werth, da sich die Tem- 

 peratur im Laboratorium bei weitem nicht um rt 10° änderte. Der Einfluss der Temperatur 

 auf die Schraube kann deshalb ohne weiteres gleich Null angesehen werden. 



Es bleibt uns schliesslich nur übrig mit einigen Worten die von den periodischen 

 Unregelmässigkeiten der Schraube abhängenden Correctionen der Wellenlängen zu er- 

 wähnen. Eine zur näheren Erkenntniss dieser Correctionen besonders vorgenommene 

 Untersuchung der Schraube hat nun gezeigt, dass dieselben nur im rothen Theile des 

 Spectrums und für Ablesungen in der Nähe des 25-ten Trommeltheils einen merklichen 

 Werth erreichen, aber auch hier keinen grösseren, als die Unsicherheit, welcher die Be- 

 stimmungen wegen der wahrscheinlichen Fehler der Reductionsfactoren auch ohnehin 



