14 



De. В. Hasselberg, 



unterliegen. Die zu ihrer Ableitung von mir benutzte Methode war einfach die folgende: 

 Der ganze das Beobachtungsfernrohr tragende, am vorderen Ende des Prismensystems 

 aufzuschraubende Theil des Spectroscops wurde auf einem soliden Stativ festgesetzt, doch 

 so, dass das ganze eine sanfte Bewegung um einen verticalen, in das Stativ eingedrehten 

 Zapfen erhalten und in beliebigen Lagen festgeklemmt werden konnte. Ein zweites kleines 

 Fernrohr, in dessen Focus ein feines auf Glas gezogenes Netz angebracht war, wurde 

 darauf in der Richtung des ersten Rohrs Objectiv gegen Objectiv aufgestellt und man 

 konnte also, bei passender Beleuchtung des Netzes, im Fernrohr des Spectroscops gleich- 

 zeitig die Striche des Netzes und die Mikrometerspitze scharf sehn. Unter den verschie- 

 denen Netzlinien wurden nun zwei ausgewählt, deren Abstand sehr nahe einen aliquoten 

 Theil des Schraubenumganges ausmachte und darauf wurde dieser Abstand successive an 

 verschiedenen Theilen der Schraube gemessen. Die Vergleichung der in dieser Weise er- 

 haltenen Werthe mit ihrem Mittel gab folgende Correctionen der Ablesungen : 



Bei 0;00 

 0,25 

 0,50 

 0,75 

 1,00 



M = OJOOOO 

 = -+- 0,0022 

 = 0,0000 

 = —0,0002 

 = 0,0000 



Der wahrscheinliche Fehler eines bei diesen Messungen erhaltenen Werthes der ge- 

 messenen Distanz beträgt im Allgemeinen nur 0^0002, ist also von derselben Ordnung 

 wie die wahrscheinlichen Fehler der mit diesem Mikrometer gemessenen Distanzen der 

 Sonnenlinien. 



Man sieht, dass, wenn z. B. im rothen Theile des Spectrums, wo der Reductionsfactor 

 beiläufig 3,0 beträgt, eine Ablesung in der Nähe des Trommeltheils 25 gemacht worden 

 ist, die wegen der Schraubenfehler anzubringende Correction den Werth von 0,6 bis 0,7 

 Angström'schen Einheiten haben würde ; beträgt aber der gemessene Abstand selbst z. B. 

 20 Trommeltheile oder mehr, was bisweilen vorkommt, so erreicht die von dem wahrschein- 

 lichen Fehler des Factors herrührende Unsicherheit der erhaltenen Wellenlängendifferenz 

 einen gleich grossen Werth, wodurch also die Anbringung der Schraubencorrection keine 

 Bedeutung erhält. Dies wird für andere Spectralbezirke noch mehr der Fall sein, da dort 

 die Factoren kleiner sind, während ihre wahrscheinlichen Fehler denselben W T erth be- 

 halten. Ich glaube deshalb die Schraubencorrectionen ohne Weiteres vernachlässigen zu 

 können, um so mehr, als ihr Betrag absolut genommen, schon als sehr klein angesehen 

 werden kann. 



Das bei diesen Beobachtungen benutzte Netz ist dasselbe, welches im Focus des zur 

 Beobachtung des Venusdurchgangs im Jahre 1874 in Possiet gebrauchten Photohelio- 



