Studien auf dem Gebiete der Absobbtionsspectralanalyse 



15 



graphen zur Ableitung der optischen Verzerrungen der Bilder angebracht war, und dessen 

 Beschreibung und genaue Ausmessung ich früher schon gegeben habe 1 ). Aus den dort ge- 

 fundenen linearen Werth en der Liniendistanzen desselben und der Focalweite des zweiten 

 hier benutzten kleinen Fernrohrs konnte nun der Bogenwerth w eines Trommelthcils der 

 Mikrometerschraube erhalten werden. In dieser Weise erhielt ich 



Liniendistanz a 33,43 Trommcltheilc entsprechend 1,010 mm. 



Ъ 99,49 » » 2,998 » 



» с 166,17 » » 4,989 » 



woraus, in Verbindung mit der Focalweite des Hülfsfernrohrs = 145 шт., hervorgeht: 



w == 42*97 

 85 



69_ 



im Mittel w = 42"8 



Der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Einstellung auf eine Spectrallinie 0,05 Th. 

 wird also in Bogen ausgedrückt = 2". Beiläufig mag, um von der Dispersion des Spectro- 

 scops eine Vorstellung zu geben, erwähnt werden, dass der Abstand der beiden D-Linien 

 2,81 Trommeltheile oder 2' 0"3 beträgt, also noch erheblich mehr, als z. B. bei dem 

 Huggins'schen aus 6 Flintglasprismen bestehenden Spectroscope , wo die betreffende Di- 

 stanz nur 1' 15" ausmachte 3 ). Von der vorzüglichen Güte des Spitzenmikrometers erhält 

 man dadurch am besten eine Vorstellung, dass nach dem obigen der wahrscheinliche Fehler 

 einer Einstellung nur V 60 des Abstands der D-Linien beträgt. 



Jetzt nur noch einige Worte in Bezug auf die beim Zeichnen der Spectra angewandte 

 Methode und über die Einrichtung der Wellenlängentafeln. Nachdem für eine Linien- oder 

 Bändergruppe die Messungen und die Ableitung der Wellenlängen beendigt waren, wur- 

 den die Linien auf Cartonblättern , auf welchen eine Millimeterscale vorher gedruckt war, 

 mit Bleistift derart eingetragen, dass jedes Millimeter einer Angström 'sehen Einheit (d. h. 

 der siebenten Stelle) entsprach. Die Intensitäten und Schattirungen der Linien oder Bän- 

 der nach den Notirungen des Beobachtungsjournals und aus der Erinnerung möglichst 

 getreu wiederzugeben, war dabei ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Nach Been- 

 digung eines Theiles der Zeichnung wurde derselbe mit der Natur verglichen, um noch 



1) Russische Expeditionen zur Beobachtung desVenus- 

 durchgangs vom Jahre 1874. Abth. II, № 1. 



В Hasselberg. Bearbeitung der photographischen 



Autuahmen im Hafen Possiet. Petersburg, 1877, p. 26. 

 2) Phil Trans. 1864, p. 139. 



