Über d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatorium. 3 



täte der Beobachtungen an einem einzelnen Inductions-Inclinatorium nach ein und der- 

 selben Methode den mit verschiedenen Nadeln an einem gewöhnlichen Inclinatorium er- 

 haltenen Inclinations-Werthen gegenüber zu stellen. Man muss nicht vergessen, dass die 

 Theorie des Nadel-Inclinatoriums auch verlangt, dass jede vollständige Messung mit jeder 

 guten Nadel caeteris paribus dasselbe Resultat ergebe und dass es nur gewisse bei dieser 

 Theorie als Grössen zweiter Ordnung vernachlässigte oder nicht berücksichtigte Umstände 

 sind, welche die nicht unbeträchtlichen Differenzen der mit verschiedenen Nadeln erhaltenen 

 Inclinationen bedingen. Obschon also die Theorie des Inductions-Inclinatoriums für jedes 

 Instrument die unmittelbare Gewinnung der absoluten Inclination in Aussicht stellt , wäre 

 es doch gedenkbar, dass auch da in Folge kleiner Ungenauigkeiten der Theorie verschiedene 

 Instrumente in "Wirklichkeit merklich verschiedene Resultate gäben. 



Das Inductions-Inclinatorium in seiner vervollkommneten Gestalt hat nun vor dem Nadel- 

 Inclinatorium den unbestreitbaren Vorzug in derselben Zeit mindestens doppelt soviel unab- 

 hängige Bestimmungen der absoluten Inclination zu ermöglichen und sodann macht es — 

 ähnlich wie magnetische Theodolithen mit Filarsuspension gegenüber den Compassen mit auf 

 Spitzen schwebenden Nadeln für absolute Declinations- und Intensitäts-Bestimmungen — 

 den Beobachter unabhängiger von der Kunstfertigkeit des Verfertigers der Instrumente und 

 der unveränderten Erhaltung feiner Spitzen oder Axen und deren Lagern. Dieser Vorzüge 

 halber hielt ich es für geboten, bei der Anlage und Einrichtung des magnetischen Obser- 

 vatoriums in Pawlowsk auch auf die Bestimmung der absoluten Inclination mit diesem In- 

 strumente und zugleich auf eine genauere und umfassendere Prüfung in dem angedeuteten 

 Sinne Bedacht zu nehmen. 



Zu dem Ende Hess ich zu einem im Centrai-Observatorium bereits vorhandenen, aus 

 dem Jahre 1867 stammenden Inductions-Inclinatorium von Leyser in Leipzig noch ein 

 zweites, für die Umlegung der Drehungsaxe etwas bequemeres Instrument dieser Art von 

 Meyer stein in Göttingen ausführen, das im Mai 1877 in Petersburg anlangte. 



Diese beiden Instrumente sind im kreuzförmigen Hauptsaal des eisenfreien, hölzernen 

 magnetischen Pavillons 1 ) in Pawlowsk aufgestellt und zwar stehen die zwei Inductor-Rollen 

 im südlichen Kreuzarm, beiderseits von dem Pfeiler für die Nadel-Inclinatorien , auf be- 

 sonders fundamentirten grossen Steinplatten, während sich die zugehörigen Multiplikatoren 

 im nördlichen Kreuzarm in 10 M. Distanz von den erstem befinden. Die Multiplikatoren, 

 der eine nahe der östlichen, der andere nahe der westlichen "Wand des Saals, stehen auf höl- 

 zernen, von massiven Granitpfeilern gehaltenen Holztischen und ihre Magnete sind mit 1,5 M. 



1) Siehe meine Beschreibung des neuen meteorolo- 

 gisch-magnetischen Observatoriums in Pawlowsk, Bulle- 

 tin de l'Académie de St.-Pétersbourg, T. XXV, p. 17, 

 1878, sowie den Plan dieses Pavillons auf der beiliegen- 

 den Tafel, wo M. L. und I. L. den Multiplikator und In- 

 ductor von Leyser, M. M. und I. M. diejenigen von 



Meyerstein, T. B. die später zu erwähnende Tangenteu- 

 Boussole, 2 das zu ihr gehörige Fernrohr mit Scale und 

 1 das Fernrohr mit Scale bedeutet, das abwechselnd den 

 Multiplikatoren zur Ablesung des Standes ihres Magnet- 

 Stabes zugewendet wird. I. ist der Pfeiler für das Nadel- 

 inclinatorium. 



Ï* 



