4 



H. Wild. 



laugen Coconfaden an einem von denselben Granitpfeilern getragenen aus Stucksäulen und 

 Holzlatten bestehenden Gerüste aufgehängt. Unter der Laterne über der Mitte des Kreuzes 

 endlich steht auf einem Steinpfeiler das eisenfreie Ert el'sche Passageninstrument, in dessen 

 Lager für die Spiegelablesung an den Multiplikatoren ein ebenfalls eisenfreies Steinheil'- 

 sches Ablesefernrohr mit 58 facher Vergrößerung — an hellen Tagen wurde auch wohl 

 ein Ocular mit 92 facher Vergrösserung benutzt — und darüber eine, 1 Meter lange in 

 Millimeter getheilte, von hinten durch einen weissen Reflector beleuchtete Glasscale von 

 Edelmann in München gelegt wurde. Diese Scale ist von den Magnetspiegeln beider 

 Multiplikatoren, wenn das Fernrohr diesen zugewendet ist, je nahe gleich weit nämlich 

 4,2 M. entfernt, so dass ein Sealentheil in runder Zahl 24"5 Drehung jener Spiegel ent- 

 spricht. Die Zehntel eines Scalentheils resp. also 2"5 sind mit voller Sicherheit zu schätzen. 



— Alle Theile der Instrumente haben also eine solide möglichst unveränderliche Auf- 

 stellung. 



Da es sich hier um Fundamentalmessungen handelt, so halte ich es für geboten, auch 

 die wesentlichen Abmessungen und Justirungen beider Apparate näher anzugeben. 



Der Multiplikator des Meyerstein'schen Inductions -Inclinatoriums besteht aus circa 

 300 Windungen eines 3,2 Mm. dicken, mit Seide besponnenen Kupferdrahts, die zwischen 

 zwei um 101 Mm. von einander abstehenden Mahagoniholzplatten auf ein diese verbinden- 

 des, ausgeschnittenes Kupferblech aufgewunden sind, das seinerseits einen Hohlraum von 

 517 Mm. Länge und 46 Mm. Höhe umschliesst, welcher an den Enden mit dem Radius 

 von 23 Mm. abgerundet ist. In diesem Hohlraum ruht der parallelopipedische 698 Gramm 

 schwere, 500 Mm. lange und 37 Mm. breite Magnetstab auf einem Schiffchen, das seiner- 

 seits durch einen den Multiplikator umschliessenden Bügel mit dem mitten darüber befind- 

 lichen Spiegelhalter verbunden ist. Dieser ist am Torsionskopf oben auf dem erwähnten 

 festen Gerüst durch ein Bündel von 6 Coconfaden von je 250 Gr. Tragkraft aufgehängt. 

 Der Magnet erhält im Schiffchen durch seitliche Justirungsschrauben und einen Stift, der 

 in ein Loch in seinem Centrum einfällt, eine ganz bestimmte Lage, so dass er ohne Gefahr 

 von Aenderungen seiner relativen Stellung zu den Multiplikator Windungen mit dem genau 

 gleich schweren und gleich breiten und langen Torsionsstab aus Kupfer vertauscht werden 

 kann. Zum Schutz gegen Luftströmungen ist der Multiplikator durch ein Gehäuse aus 

 Holz und Glas umschlossen, an das sich oben ein kleineres für den Spiegelhalter ansetzt; 

 auch die Oeffnung in dem letztern vor dem Spiegel gegen das Fernrohr hin ist durch ein 

 Planparallelglas verschlossen, so dass also nur der Suspensionsfaden frei bleibt. 



Mit Hülfe einer langen, umkehrbaren Boussolennadel wurde der Multiplikator-Rahmen 

 genau genug parallel dem magnetischen Meridian orientirt und mit einem Niveau die Axen- 

 ebene des Hohlraums horizontal gemacht. Nach Aufhebung der Torsion des Fadens durch 

 abwechselndes Einlegen von Magnet und Torsionsstab und Drehen am Torsionskreis oben 



— ein stabiler Zustand des Fadens trat erst nach mehreren Wochen ein — wurde die 

 gewünschte Empfindlichkeit des Multiplikators durch empirische Regulirung des magneti- 



