Übee d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatoeium. 5 



sehen Moments des Magnets erzielt. Es sollte nämlich der letztere bei Beobachtungen 

 nach der Multiplikations-Methode und Drehung des Inductors um eine Horizontal-Axe an 

 der Scale constante Maximal-Elongationen von ungefähr ± 450 Scalentheilen geben. Zu dem 

 Ende musste der anfänglich bis zur Sättigung magnetisirte Stab, da er eine viel zu starke 

 Dämpfung erfuhr, bis zu ungefähr 0,7 seines anfänglichen magnetischen Moments geschwächt 

 werden. Seine Schwingungsdauer bei geöffnetem Multiplikator betrug dann 21 s , 5. Durch 

 Ablenkungsbeobachtungen an der Nadel einer Tangentenboussole mit Spiegelablesung (siehe 

 weiter unten) bestimmte ich am 19. Juli 1878 mit Hülfe der durch den Magnetograph für 

 den betreffenden Augenblick gegebenen absoluten Horizontal-Intensität das magnetische Mo- 

 ment des Stabes genauer zu: 



2,0175. 10 8 bei 17°5 C. 



in absolutem Maasse (Millimeter, Milligramme). 



Am 22. Juli wurde das Torsionsmoment des Aufhängefadens in der üblichen Weise 

 ermittelt. Aus Drehungen am Torsionskreis um 360° nach der einen und andern Seite fand 

 ich im Mittel als Ablenkung des Magnets aus dem magnetischen Meridian für jene Drehung: 

 30,1 Scalentheile =12'17". Dieselbe Grösse wurde auch am 15. August, bestimmt und war 

 dann im Mittel: 29,9 Scalentheile == 12'12". Da schon wegen der Benutzung des magneti- 

 schen Pavillons zu den normalen und andern absoluten Messungen zwischen den verschiede- 

 nen Beobachtungsserien am Inductions-Inclinatorium immer wieder der Torsionsstab statt 

 des Magnets eingelegt wurde, so konnte man sich vor jeder Messung neuerdings davon 

 überzeugen, dass die Torsion des Fadens wegen ihres Wechsels mit Temperatur und Feuch- 

 tigkeit höchstens ± 100 Scalentheilen = 41' betrug resp. auf diesen Betrag durch Drehung 

 am Torsionskopf jeweilen heruntergebracht worden sei, also ihr übrig bleibender Einfluss 

 auf die Stellung des Magnets zu vernachlässigen sei. 



Die horizontale Entfernung von Spiegel und Scale wurde mit möglichster Schärfe mit 

 denselben, auch bei den Magnetometern angewendeten Hülfsmitteln bestimmt. Es diente 

 nämlich dazu ein über 5 M. langer, eiserner in russische oder englische Zolle getheilter 

 Maasstab, der am einen Ende eine ausziehbare, mit Stahlknopf versehene, in 1 Д 0 Linie getheilte 

 Languette trug. Nachdem man einen Zollstrich dieses horizontal aufgestellten Stabes mit Hülfe 

 eines kleinen scharf zugespitzten Senkels genau vertikal unter die vordere getheilte Seite der 

 Glas-Scale gebracht hatte, wurde die Languette am andern Ende bis zur Berührung mit dem 

 Magnetspiegel herausgeschoben. Mit Benutzung der Verificationen der Theilung dieses Stabes 

 und einer Fundamentalbestimmung des Languetten-Endmasses daran juach meiner bekannten 

 optischen Methode *) ergab sich so die Entfernung von Scale und Spiegeloberfläche bei Meyer- 



1) Um die Entfernuug des schwach abgerundeten 

 Stahlknopfes am Ende der Languette von einem bestimm- 

 ten Theilstrich auf dem Maasstab zu bestimmen, wenn 

 der Nullpunkt der Theilung auf der erstem mit dem 

 Index des Maassstabes zusammenfiel, wurde nämlich der 

 Stab vertikal aufgestellt, von unten eine Elfenbeinspitze 



sehr nahe bis zur Berührung dem Stahlknopf angenähert 

 und mit Hülfe eines Cathetometers die Entfernung des 

 fraglichen Striches von der Berührungslinie der Spitze 

 mit ihrem Bild im Siahlknopf an dem neben den Stab 

 gestellten Normalmeter abgemessen. 



