Übee d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inülinatokiüm. 7 



Die Theorie des Inductions-Inclinatoriums verlangt, dass die Inductor-Rolle genau um 

 180° hin- und hergedreht werden könne und dass die Ebene der Drahtwindungen bei die- 

 sen Grenzstellungen auf der jeweilen inducirenden Componente des Erdmagnetismus senk- 

 recht stehe, also beider Drehung um die horizontale Axe, wo die Vertikal-Componente indu- 

 eirt, in eine horizontale Ebene und bei der Drehung um die vertikale Axe, wo die Horizon- 

 tal- Componente inducirt, in eine zum magnetischen Meridian senkrechte Vertikalebene falle. 

 Diesen Bedingungen wurde durch folgende Justirungen genügt. 



Bei angenäherter Horizontallage der Drehungsaxe der Rolle wurde die Niveaubrücke 

 auf dieselbe aufgesetzt und eine auf derselben von Herrn Meyerstein gezogene Mittellinie 

 durch Rücken am Untergestell des Apparats zur Coi'ncidenz mit einer langen und schmalen 

 Magnetnadel gebracht, die mit ihrem umkehrbaren Hütchen auf einer Stahlspitze in der 

 Mitte jener Linie schwebte. Dadurch brachte man zunächst jene Linie und unter Voraus- 

 setzung symmetrischer Gestaltung der Brücke und der Zapfen durch den ausführenden Künst- 

 ler auch die Drehungsaxe der Rolle in den magnetischen Meridian Jetzt wurde der Rollen- 

 Rahmen in die vertikale Stellung aufgerichtet, an seine Anschläge angepresst und das Unter- 

 gestell so nivellirt, dass die Drehungsaxe der Rolle genau vertikal stand. Darauf befestigte 

 man auf der Niveauplatte mit Klebwachs eine planparallele Glasplatte, stellte vor ihr auf 

 einem Stativ eine von einer Lampe beleuchtete Metall Platte mit kreisförmigem Ausschnitt 

 und Fadenkreuz und auf einem zweiten Stativ ein Fernrohr mit Fadenkreuz auf. Justirte 

 man die Glasplatte so, dass sie bei der Drehung der Axe um 180° in beiden Lagen den 

 Horizontalfaden des in ihr gespiegelten Fadenkreuzes der Platte mit dem im Fernrohr zur 

 Deckung brachte, so war ihre Ebene parallel der Drehungsaxe, und wenn dann nach Justi- 

 rung der Anschläge für die Kurbel in den beiden Lagen auch der Vertikalfaden der ge- 

 spiegelten Fadenkreuze mit dem Vertikalfaden des Fernrohrs zusammenfiel, so war eine 

 genaue Drehung der Kurbel resp. Rolle um 180° zwischen den Anschlägen erzielt. 



Als man hierauf den Holzrahmen wieder in die horizontale Lage zurückbrachte und 

 an die Anschläge anlegte, zeigte eine Nivellirung der Axe der Rolle, dass diese nicht ohne 

 Weiteres horizontal war resp. also die Anschläge nicht genau einen Winkel von 90° ein- 

 schlössen. Es wurden nun die Anschläge für diese horizontale Stellung so durch Abfeilen 

 und Unterlegen justirt, bis das Niveau auf der Axe ohne Bewegung der Fussschrauben des 

 Apparats einstand. So wurde erzielt, dass bei den abwechselnden Beobachtungen in horizon- 

 taler und vertikaler Lage der Drehungsaxe höchstens jeweilen ganz kleine Nachjustirungen 

 mit den Fussschrauben vorzunehmen waren. Nachdem in dieser Weise die Drehungsaxe hori- 

 zontal gemacht und eine genaue Umlegung der Rolle um 180° durch die Anschläge der vori- 

 gen Justirung zufolge erzielt war, handelte es sich jetzt darum zu untersuchen, ob die letztern 

 so gestellt seien, dass auch die Ebene der Drahtwindungen bei diesen Grenzstellungen 



1) Da eine Abweichung der Axe vom magnetischen 

 Meridian im Betrag von die aus der Messung resul- 

 tirende Inclination bei uns bloss um 3" vermindern würde, 



so darf diese Voraussetzung jedenfalls innerhalb der 

 sonstigen Sicherheitsgrenzen einer Inclinationsbestim- 

 mung als erfüllt betrachtet werden. 



