8 



H. Wild, 



genau horizontal liege. Für diese Vérification hatte Herr Meyerstein dem Apparate einen 

 mit einem festen Knopf am einen und einer Schraubenmutter am andern Ende versehenen 

 Kupferdraht beigegeben. Dadurch, dass man diesen durch ein Loch in der Kurbel und eine 

 Durchbohrung der Anschlagsschrauben rechts oder links durchsteckte und dann die Schrau- 

 benmutter bis zum Ende des Gewindes aufschraubte, konnte man der Kurbel vom betref- 

 fenden Anschlage aus eine auf etwa 30° beschränkte, aber beiderseits ganz gleiche Dre- 

 lmngsbewegung ertheilen. Wenn nun bei Befestigungen des Drahtes rechts und links Beob- 

 achtungen nach der Multiplikationsmethode dieselben constanten Elongationen am Multipli- 

 kator ergeben, so werden die Lagen der Drahtwindungen der Rolle die geforderte Bedin- 

 gung erfüllen ; ist dies aber nicht der Fall, so wird die Ebene derselben auf der Seite unter 

 die Horizontale heruntergehen, wo der geringere Ausschlag beobachtet worden ist und man 

 dreht dann die letztere Anschlagschraube um 1 oder 2 Schraubengänge herauf, die andere 

 um ebensoviel herunter, damit die Drehungsgrösse von 180° nicht geändert werde. Sollte 

 eine neue Beobachtung der inducirten Ströme zeigen, dass die richtige Stellung der An- 

 schlagschrauben noch nicht erreicht sei, so giebt doch die Abnahme der Elongationsdiffe- 

 renzen jetzt ein Mittel an die Hand zu berechnen, um wie viel Schraubenganghöhen die 

 Anschläge noch zu verstellen sind, um gleiche Elongationen bei Einschaltung des Drahtes 

 rechts und links und damit die richtige Lage der Rolle zu erzielen. Zum Schlüsse wird es 

 gut sein, nochmals die Erhaltung der Drehung um 180° mit dem erwähnten Hülfsapparat 

 zu controliren. Sind so die Anschlagschrauben ganz berichtigt, so werden sie durch seit- 

 liche Stellschrauben — die ich bei beiden Instrumenten nachträglich anbringen Hess — 

 geklemmt, da sie sonst durch das Anschlagen der Kurbel bei den Beobachtungen leicht all- 

 mählich verstellt werden. 



Damit nun auch in der zweiten Hauptlage des Instruments, d. h. bei vertikaler 

 Drehungsaxe ohne Weiteres die Ebene der Drahtwindungen beim Anlegen der Kurbel an 

 den Anschlägen senkrecht auf dem magnetischen Meridian stehe, ist es nothwendig, dass 

 die Drehungsaxe des Holz-Rahmens senkrecht auf der Rolle sei und genau horizontal liege. 

 Zur Vérification dieser Bedingung Hess ich vom Mechaniker des Observatoriums in Paw- 

 lowsk, Herrn Döring, einen hölzernen Niveauträger mit langen Füssen machen, so dass 

 derselbe bei vertikaler Stellung der Drehungsaxe der Rolle auf die Zapfen des Holz-Rahmens 

 über jene herüber aufgesetzt werden konnte. Es zeigte sich dabei, dass die letztere Axe 

 nicht horizontal war, wenn die Drehungsaxe der Rolle genau vertikal stand; erst nach einer 

 kleinen seitlichen Verschiebung des obern Endes der Drehungsaxe der Rolle im Rahmen 

 brachten wir es dahin, dass beide Niveaux auf den beiden Axen gleichzeitig einstanden und 

 so die Erfüllung obiger Bedingung anzeigten. Dass nach diesen Correctionen des Apparats 

 die erwähnten Justirungen resp. Verifikationen der übrigen Theile nochmals wiederholt 

 wurden, bedarf kaum der Erwähnung. Mit Ausnahme des Parallelismus der Drehungsaxe 

 der Rolle zum magnetischen Meridian sind daher alle Justirungen als bis auf mindestens 

 ±5" sicher zu betrachten. 



