Übeb d. Bestimmung d. absoluten Inclination m, d. Inductions-Inclinatorium. 9 



Eine etwas geringere Sicherheit dürften mehrere Justirungen bei der Indudor- Bolle 

 des Leyser'schen Inductions- Inclinatoriums darbieten, da dasselbe, selbst nach erfolgter 

 Verbesserung der Drehungsaxe und Anschläge durch Herrn Döring, durch seine Con- 

 struction nicht eine so genaue allseitige Vérification gestattete. Dem Instrument war sogar 

 ursprünglich nicht einmal ein Niveau beigegeben, auch waren die Zapfen zum Aufsetzen 

 eines solchen weder geeignet noch zugänglich. Herr Professor Amsler- Laffon in Schaff- 

 hausen war so freundlich, mir ein an der Inductor-Rolle festzuklemmendes, auf beiden Seiten 

 — oben und unten — zu benutzendes Niveau anzufertigen, mit welchem die Nivellirung 

 in beiden Lagen der Axe bequem auszuführen ist, nachdem ein für alle Male die höchsten 

 Punkte der beiderseitigen Krümmungen dadurch bestimmt sind, dass das Niveau um eine 

 direct horizontal gemachte Axe umgelegt wird. Es sind dies beiderseits die mitO bezeich- 

 neten Scalentheile. Nach den Verifikationen des Herrn Mielberg ist der Werth eines 

 Theils dieses Niveaus auf der 



Seite I : 5?7 

 » II : 3,6. 



Die Nivellirungen der Axe konnten so leicht mit derselben Genauigkeit von ± 5" wie 

 beim Inductor von Meyerstein ausgeführt werden. Dagegen musste die Orientirung der 

 Drehungsaxe in ihrer horizontalen Lage nach dem magnetischen Meridian unter der Voraus- 

 setzung erfolgen, dass dieselbe den Seiten des sie haltenden Holz-Rahmens parallel sei, was 

 nach den Abmessungen allerdings sehr nahe der Fall zu sein schien. Ebenso konnte nach er- 

 folgter Justirung der Anschläge für die Drehung um 180° und die Horizontal-Stellung der 

 Ebene der Drahtwindungen bei horizontaler Drehungsaxe die Einstellung der letztern in eine 

 Ebene senkrecht zum magnetischen Meridian bei vertikaler Drehungsaxe nur unter der wei- 

 tern Voraussetzung erfolgen , dass ein Querarm am Rahmen, der dann horizontal zu liegen 

 kam und mit Hülfe der Magnetnadel parallel zum magnetischen Meridian gemacht wurde, 

 genau senkrecht zum Rahmen stehe. Die Umstellung der Drehungsaxe der Rolle aus der 

 horizontalen in die vertikale Lage hat nämlich bei diesem Apparat der Art zu geschehen, dass 

 der Rahmen, welcher mit einer von zwei Querarmen gehaltenen Basis auf zwei Schrauben- 

 zapfen des stellbaren Fussbrettes aufgesteckt ist, von diesem abgehoben, um 90° gedreht und 

 mit dem erwähnten Querarm und seiner eigenen einen Seite auf dieselben Zapfen wieder 

 aufgesteckt und durch Schraubenmuttern festgeklemmt wird. 



Die äussersten Windungen der Inductor-Rolle haben hier einen Durchmesser von 489 

 Millimeter und auf die Breite von 61 Mm. der Rolle kommen 22 Windungen. Da sich 

 ungefähr 20 Schichten über einander befinden, so ist also die Gesammtzahl der Windungen 

 440. 



Der zu diesem Inductor gehörige Multiplikator unterscheidet sich dagegen nur wenig 

 von dem Meyerstein'schen, indem die äussere Form im Wesentlichen dieselbe ist. Der 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, ѴІІше Serie. 2 



