Über d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatoeium. 15 



In der nachstehenden Tabelle sind die mit diesen Daten nach der Formel I berechne- 

 ten Werthe der Inclination unter Hinzufügung der Correction -+- 15" == 0,'25 (Einfluss des 

 Multiplikatormagnets auf den Inductor) mit den für dieselben mittlem Zeitpunkte aus den 

 Aufzeichnungen des Magnetographen abgeleiteten Inclinationen zusammengestellt: 













Inclination. 





1878. 









Inductor Meyerstein. 



Magnetograph. 



Differenz. 



22. Juli 



2 h 



9" 



P- 



70° 55,'87 



70° 39,'25 



16,'62 



25. » 



11 



43 



a. 



70 54,65 



70 40,53 



14,12 



5. August 



2 



8 



p. 



70 56,02 



70 41,37 



14,65 



9. » 



11 



17 



a. 



70 56,30 



70 40,71 

 Mittlere Differenz: 



15,59 

 15,24 



Beim Magnetograph ist die Inclination nach derselben Formel wie beim Inductions- 

 Inclinatorium 



tg. i = J 



aus den auf den Aufzeichnungen der Lloyd'schen Wage des Magnetographen basirenden 

 Vertikalintensitäten Fund den vom Bifilar verzeichneten Horizontalitäten Я berechnet 1 ). 

 Die Constanten der Lloyd'schen Wage zur Herleitung von Faus ihren Registrirungen sind 

 aber ihrerseits wieder nach der Formel: 



V = H' tg. i' 



aus den absoluten Bestimmungen der Inclination г' mit dem Nadel- Inclinatorium von Do- 



1) Da über die relative Genauigkeit der aus den Auf- 

 zeichnungen resp. auch directen Ablesungen an den Va- 

 riationsapparaten für Vertikal- und Horizontal-Intensität 

 herzuleitenden Inclinationen bisher so viel als Nichts be- 

 kannt geworden ist, so dürfte es zur Beurtheilung der 

 Sicherheit der obigen ans den Registrirungen am Magne- 

 tograph hergeleiteten Inclinationswerthe geboten sein, 

 hier kurz das vorläufige Resultat bezüglicher Untersu- 

 chungen mitzutheilen. Als mittlere Differenz der Werthe 

 der Vertikal-Intensität hergeleitet einestheils aus den di- 

 recten Ablesungen (3 Mal täglich) an der von Girgensohn 

 verfertigten und von Wolfram nach meinen Angaben 

 umgearbeiteten Lloyd'schen Wage im einen Saal des un- 

 terirdischen Pavillons und anderseits aus den gleichzei- 

 tigen Aufzeichnungen des Magnetographen im andern 

 Saal desselben ergab sich in den Monaten März und 

 April 1878 der Werth ± 0,0004 (in absol. Maasse). 

 Früher haben wir analag aus den Ablesungen an zwei 



Bililaren als mittlere Differenz der daraus abgeleiteten 

 Horisontal-Intensitäteu erhalten rt 0,0003. Betrachten 

 wir diese Grössen als mittlere Fehler dV und dH der 

 Vertikal- und Horizontal-Intensität und setzen H = 

 1,6396, i = 70° 47' so ergibt sich für die berechnete In- 

 clination als mittlerer Fehler: 



di = ± 0^22. 



Dass dies sehr nahe der mittlere Fehler einer aus 

 den Magnetographen-Aufzeichnungen hergeleiteten In- 

 clination ist, wird auch durch den Vergleich der im April 

 1878 zu je 3 Terminen täglich am К upffe r 'sehen Varia- 

 tions-lnclinatorium (ebenfalls im unterirdischen Pavillon 

 aufgestellt) direct beobachtoten Inclinationen mit den 

 gleichzeitigen Resultaten des Magnetographen bestätigt 

 Darnach ist die mittlere Differenz der beiderlei Inclina- 

 tionswerthe bloss: 



± 0',28. 



