\ 



Übee d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions -Inclinatoeium. 17 



Inclination. 



1878. Zeit. Inductor Leyser. Magnetograph. Differenz. 



31. Juli 6 h 56 ra p. 70° 44,'35 70° 39,'60 4,'75 



1. August 8 25 a. 47,09 40,79 6,30 



4. » 11 22 a. 45,09 41,18 3,91 



Mittlere Differenz: 4,99 



Hiernach beträgt also die Differenz der mit dem Inductions- Inclinatorium von Leyser 

 nach der Multiplikationsmethode erhaltenen Inclinationen und der gleichzeitig mit dem Nadcl- 

 Inclinatorium von Dover gefundenen im Mittel 4,'99, welche Grösse als positive Correction 

 am Mittel beider Nadeln des letztern Instruments anzubringen wäre, wenn man wieder die 

 Resultate des Inductions-Inclinatoriums als absolut richtig betrachten würde. 



Je nachdem man also unser Nadel-Inclinatorium von Dover mit dem einen oder an- 

 dern der beiden Inductions-Inclinatorien vergleicht, bedürfte das Mittel aus den Angaben 

 seiner beiden Nadeln eine absolute Correction von -н15' oder -н5'. Da nun der wahr- 

 scheinliche Fehler einer Inclinationsbestimmung sogar mit nur einer Nadel von Dover, wie 

 oben erwähnt, bloss rfc 0,'45 beträgt und auch die vorstehenden beiden Resultate trotz der ge- 

 ringen Zahl der Messungen höchstens je mit einer Unsicherheit von ±1' behaftet sind, so 

 beweist die bedeutende Differenz beider, dass die Inductions-Inclinatorien im Allgemeinen 

 nicht ohne Weiteres richtige Werthe der Inclination ergeben. Es frägt sich jetzt, wo der 

 Fehler liegen möge. 



Mutlimaassliclie Felller des IiiducUoiis-IncIinatoriuius. 



Eine erste Vermuthung war, es möchte der Inductor von Meyerstein, da dieser 

 Apparat eine besonders grosse Abweichung von den Angaben des Nadel-Inclinatoriums 

 zeigte, in seinen, an Masse nicht unbeträchtlichen fixen Messingtheilen Eisen enthalten, 

 welche bei der Bewegung der Rolle ebenfalls inducirend wirken könnten. — BeimLeyser'- 

 schen Inductor sind nämlich diese fixen Messingtheile an Masse viel geringer und daher jeden- 

 falls unschädlich. — In derThat zeigte eine Untersuchung der Schraubenbolzen zum Befesti- 

 gen des Rahmens und des Lagers der Rahmenaxe, sowie der Fussschrauben des Meyer- 

 ste in 'sehen Inductors am Bifilarmagnetometer, dass sie alle etwas magnetisch seien, d.h. am 

 Bifilar 2 — 3 Scalentheile Ablenkung in ungefähr 6 Centimeter Entfernung vom Magnet 

 ergeben. Gleichwohl ist dieser schwache Eisengehalt jedenfalls nicht die Ursache der be 

 deutenden Differenz beider Inclinatorien, ja dürfte überhaupt nur einen unmerklichen Ein- 

 fluss auf das Resultat haben. Es sind nämlich vor der letzten der oben aufgeführten Be- 

 obachtungen mit dem Apparat von Meyer stein, am 9. August, diese eisenhaltigen fixen, 

 d. h. mit der Rolle sich nicht mit drehenden Messingtheile sämmtlich entfernt worden, wo- 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Serie. 3 



