Über d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatoeium. 23 



setzen, wenn и den "Widerstand des Drahtstückes darstellt, um welches man das Drahtende 

 ß nach der einen oder andern Seite von der Stelle aus verschoben hat, wo der Strom im 

 Multiplikator verschwand oder 



w 2 — w i = w 

 war. Der Ausdruck für i m wird jetzt: 



І = J —, ^-тг — = ? = J.n. А 13. 



m Wfn (го -+- w) -+- 2 го го' 



wo A hei einem bestimmten Apparat für die Dauer der Versuche als constante Grösse be- 

 trachtet werden kann. Durch allmähliche Vergrösserung von и kann man also den Strom 

 im Multiplikator beliebig anwachsen lassen: 

 Es ist nun beim Multiplikator: 



. _ „ sin <p 



*™ ~~ Ш 



und bei der Tangentenboussole \ 14. 



H 



в 



J = — tang ф 



wenn H die Horizontal- Componente des Erdmagnetismus, Б die Constante der Tangenten- 

 boussole, 4 1 die der Stromstärke / entsprechende Ablenkung des Magnets bei der letzern 

 und <p die beim Strom i m beobachtete Ablenkung am Multiplikator darstellen. 

 Aus 13. und 14. folgt: 



f / л \ sin у В 1 |к 



' W — йпТф • A • и 1Э * 



so dass also die mit der Zeit variable Grösse H ohne Einfluss auf diese Bestimmungen bleibt 

 und neben den Beobachtungsgrössen 9, ф und и nur noch die beiden Constanten A und В 

 vorkommen, deren absolute Werthe leicht zu ermitteln sind. Da es uns indessen hier nicht 

 auf die Kenntniss des absoluten "Werths der Multiplikatorfunction, sondern bloss ihrer rela- 

 tiven Werthe für verschiedene Winkel <p ankömmt, so kann В und A unbestimmt bleiben. 

 Machen wir nämlich eine zweite Beobachtung bei einer andern Stellung des Drahtendes ß 

 auf dem gespannten Drahte, so erhalten wir für die alsdann beobachteten Werthe <p', ^'und 

 u' eine zweite Gleichung wie № 15 und aus beiden ergiebt sich die Relation: 



f((?) sin ф tang ф' m' Ig 



/ (ф') эіпф ' " tang ф 'и 



Die Wheatstone'sche Brücke, deren ich mich zur Ausführung der Bestimmungen 

 nach dieser Methode bediente, hat folgende Einrichtung, die sich durch ihre Bequemlich- 

 keit auch sonst zu Widerstandsmessungen empfehlen dürfte. 



