Übee d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatorium. 



25 



verbessert worden. Sie besitzt die von Helmholtz angegebene, unter dem Namen Gau- 

 gain'sche Tangentenboussole bekannter gewordene, Einrichtung. Die konischen Drahtrollen 

 beiderseits, deren einzelne Windungen je von der Magnetnadel um die Hälfte ihres Radius 

 abstehen, haben je 13 Windungen eines ungefähr 1 Mm. dicken Drahts und der mittlere 

 dieser Drahtkreise hat einen Durchmesser von 334,6 Mm. Die Magnetnadel ist 42 Mm. 

 lang, von einem sehr starken kupfernen Dämpfer umgeben, oberhalb mit einem Planspiegel 

 versehen und an einem ungefähr 40 Cm. langen Coconfaden in einer Messingröhre mit 

 Torsionskopf aufgehängt. Die Drehungen des Magnet-Spiegels können entweder mit Fern- 

 rohr und Scale aus der Ferne beobachtet oder dann mit Hülfe eines excentrischen Colli- 

 matorfernrohrs, das auf der Alhidade des Horizontalkreises sitzt, durch Einstellung auf die 

 Normale des Spiegels an diesem getheilten Kreise bis auf 10" gemessen werden. Die Con- 

 struction des Apparats erlaubt auch, messbare Drehungen der Drahtrollen für sich, sowie 

 zusammen mit dem Aufhängerohr des Magnets vorzunehmen, so dass das Instrument auch 

 als Sinusboussole zu benutzen ist. Vermittelst der erstem Drehung der Drahtrollen für sich 

 wurden diese genau parallel zum magnetischen Meridian orientirt, indem man die Stellung 

 aufsuchte, wo ein durch sie geleiteter Strom den Magnet nicht mehr ablenkte, und dann von 

 da aus um 90° zurückdrehte. 



Aus den beobachteten Ablenkungen ф der Magnetnadel bei dieser Tangentenboussole 

 lässt sich für kleine ф die Stromintensität J in absolutem Maasse nach der Formel : 



J = 0,22243 . - n . #.tang ф (l -i- 0,432 



berechnen, wo H die Horizontal-Componente des Erdmagnetismus, n die Zahl der Draht- 

 windungen auf beiden Rollen und l die halbe Länge des Magnets repräsentirt und für E 

 mit genügender Annäherung der Halbmesser der mittlem Windung der Rollen zu setzen ist. 

 Wenn also, wie in unserm Falle, der Strom durch alle Windungen der Rollen geht, so ist 

 auch, da R— 167,3, г = 21,0 und я = 26: 



J= 1,43 13. H. tang ф (1 -+- 0,000107); 17. 



das Correctionsglied in der Klammer ist also hier in der That als sehr klein zu vernachläs- 

 sigen und die Constante В in Gleichung 14., wird somit: 



~~" 1,4314" 



Der Winkel ф wurde bei den nachfolgenden Messungen ausschliesslich mit Fernrohr 

 (58 malige Vergrösserung) und Scale (Papierscale auf Holz, in halbe russische Linien ge- 

 theilt) beobachtet. In Scalentheilen ausgedrückt wurde die Entfernung E" von Scale und 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 4 



