26 



H. Wild, 



Spiegel mit Berücksichtigung der Brechung der Lichtstrahlen im Spiegel und in der plan- 

 parallelen Verschlussplatte : 



Ж = 3730,8 



gefunden, so dass man hat: 



18. tmgty=^,,[l-(^r) 2 ]==:a.o(l~-ß.o% 



wo: 



а = 0,00013402 ß = 0,00000001796. 



Beim Multiplikator Meyerstein ist nach Früherem: 



19 sincp = JL£l _|(^ 2 ] = a.s(l— &.S 2 ), 



wo: 



« = 0,00011860 0 = 0,00000002110. 



Für die Prüfung des Multiplikators Meyer stein nimmt also die Gleichung 16. nume- 

 risch folgende Gestalt an: 



20 = £ J J [1 - & (s 2 - s' 2 )] [1 - ß (а' 2 - а 2 )]. 



Hier sind für s unmittelbar die am Multiplikator und für а- die an der Tangentenboussole 

 abgelesenen Scalentheile einzusetzen und b und ß haben die obigen Zahlenwerthe. Für и 

 würden ebenfalls die in Vielfachen und Bruchtheilen einer Umdrehung p des Rheostaten- 

 Cylinders ausgedrückten Längen des Neusilberdrahtes unmittelbar einzusetzen sein, wenn 

 man sicher wäre, dass die Widerstände der einzelnen Theile dieses Drahtes ihren Längen 

 proportional seien und dass bei der Wheatstone'schen Brücke in derThat die Widerstände 

 der Zweige 1 und 3 gleich seien, wie es die Theorie voraussetzt. 



Unser Apparat gestattet sich von dieser Gleichheit in sehr einfacher Weise zu über- 

 zeugen. Wenn man nämlich nach gerader Verbindung der Quecksilbernäpfe g und y, sowie 

 f und ù die Stellung von ß am Rheostaten R aufgesucht hat, wo der Strom in der Brücke 

 resp. im Multiplikator Mr. verschwindet, so sind die Widerstände der Zweige 1 = а у und 

 3 = а 8 offenbar genau gleich, wenn nach Verbindung von f mit у und g mit 8, also über's 

 Kreuz, das Gleichgewicht resp. die Annullirung des Stroms in der Brücke noch fortbesteht. 

 In dieser Art wurde die Gleichheit von 1 und 3 geprüft resp. durch Schaben an einen der 

 Drähte hergestellt. 



Es erübrigte jetzt bloss noch, eine Vérification des Widerstandes der einzelnen Theile 

 des Rheostatendrahtes auszuführen. Zu dem Ende schaltete ich im Zweige 4 der Wheat- 

 stone'schen Brücke bei e das Jacob i'sche Voltagometer (mit Platindraht und Quecksil- 



