Über d. Bestimmung d. absoluten Inclination m. d. Inductions-Inclinatokium. 31 



Hieraus folgt: 



/(159,65) _ . 01 , 0 /(157,80) _ . m 0R 



/(452,95) — A ' U1 ^ /(448,35)~ i.Vl^Ö. 



Auch beim Multiplikator Leyser differiren also die unmittelbaren Bestimmungen 

 der zweierleiWerthe der Multiplikatorfunction noch etwas mehr als die vorigen. Im Uebri- 

 gen aber beträgt hier die Abweichung von der Constanz wenig mehr als 1 Procent. 



Diese Thatsache könnte also bereits die bedeutende Verschiedenheit der mit beiden 

 Inductions-Inclinatorien erhaltenen Resultate erklären, indessen lässt sich gegen die vorste- 

 hende Bestimmung der Multiplikatorfunctionen noch ein nicht ganz ungewichtiger Ein- 

 wand erheben. Der Strom, der sich auf dem Rheostaten В von ß aus nach den Zweigen 2 

 und 4 verbreitet, trifft beiderseits Löthstellen von Neusilber und Kupfer, welche also durch 

 ihn je nach der Stromesrichtung abgekühlt oder erwärmt werden und so zu secundären 

 thermoelectrischen Strömen Veranlassung geben können. So lange als nun, wie dies bei den 

 gewöhnlichen Widerstandsbestimmungen immer der Fall ist, die Ströme in den Zweigen 2 

 und 4 wegen der Gleichheit der Widerstände w t = iv 3 und w 2 = w i im Moment der An- 

 nullirung des Stromes in der Brücke, gleiche Intensität (i 2 — i 4 ) besitzen, werden diese 

 thermoelectrischen Ströme ebenfalls gleich stark sein und somit in der Brücke keinen 

 Strom geben resp. das einmal hergestellte Gleichgewicht nicht stören. Wenn dagegen, 

 wie bei Bestimmung der Multiplikatorfunction nach der obigen Methode, die Zweigwider- 

 stände w 2 und w i ungleich sind, so wird auch i 2 grösser oder kleiner als г 4 werden und 

 damit eine verschiedene Erwärmung oder Abkühlung der fraglichen Löthstellen eintreten, 

 die zu einem theilweise auch durch den Multiplikator gehenden thermoelectrischen Strome 

 Veranlassung giebt. Dieser secundäre Strom wird also den von uns berechneten Strom i m 

 in der Brücke etwas modificiren, ohne dass es möglich erscheint, diese Verstärkung oder 

 Schwächung in sicherer Weise in Rechnung bringen resp. empirisch bestimmen zu können. 

 Allerdings kehrt sich auch dieser secundäre Strom um, wenn wir den Stammstrom umwen- 

 den, allein da dann auch der Strom im Multiplikator die entgegengesetzte Richtung hat, so 

 findet im einen wie andern Fall Addition resp. Subtraction der beiden Ströme statt. Die 

 einzige Methode zur quantitativen Bestimmung dieser thermoelectrischen Polarisation Hesse 

 sich nur durch eine sehr bedeutende Complication des Apparates zur Ausführung bringen 

 und ebenso hätte die Vermeidung solcher thermoelectrischer Störungsquellen bei dieser 

 Methode die Herstellung eines ganz neuen Apparates erfordert. Es erschien daher viel ein- 

 facher, noch Bestimmungen nach der folgenden anderen Methode anzustellen, welche von 

 diesem Einwurf frei ist. 



