Übeb d. Bestimmung d. absoluten Inclination m d. Inductions-Inclinatoriüm. 37 



grösseren Ablenkungswinkeln gelangt, wo die Multiplikatorfunction und also auch die 

 Dämpfung einen geringem Werth besitzt, so muss offenbar die Maximal-Elongation des 

 Magnets, die der Vertikal-Intensität entspricht, zu gross resp. grösser ausfallen, als wenn 

 die Multiplikatorfunction wirklich, wie es die Theorie voraussetzt, für alle in Betracht 

 kommenden Ablenkungswinkel denselben Werth besässe. Von den aus unsern Beobach- 

 tungen abgeleiteten Werthen von Ф und Ф' wird also der erstere relativ zu gross ausgefallen 

 sein und es wird daher auch die Berechnung der Inclination nach der Formel I mit den- 

 selben einen zu grossen Werth der Inclination ergeben müssen. Dieser Fehler wird ferner 

 beim Inductions-Inclinatoriüm von Meyerstein viel beträchtlicher sein müssen als bei 

 demjenigen von Leyser, da der Multiplikator des erstem bei höhern Ablenkungswinkeln 

 des Magnets eine viel raschere Abnahme der Multiplikatorfunction zeigt, als der des letztern. 

 Die genaue Grösse aber des Fehlers lässt sich leider, wie wir gesehen haben, selbst dann 

 nicht angeben, wenn die Multiplikatorfunction ganz sicher bestimmt wäre. 



Will man also mit dem Inductions-Inclinatoriüm richtige Werthe der Inclination er- 

 halten, so bleibt nur übrig, entweder einen Multiplikator anzuwenden, bei welchem wirklich 

 die Multiplikatorfunction auch für grössere Ablenkungen constant ist oder dann die Ver- 

 suche so einzurichten, dass nur kleine Ablenkungen erfolgen, für welche die Multiplikator- 

 function noch als hinlänglich constant gelten kann. 



Bei unsern Instrumenten könnten kleinere Maximal- Ablenkungen, wenn man bei der 

 Beobachtung die Multiplikationsmethode beibehalten wollte , sehr einfach durch stärkere 

 Magnetisirung der Magnetstäbe erzielt werden. Es erschien indessen viel zweckmässiger, 

 zu dem Ende die Reflexionsmethode oder Methode der Zurückiverfung anzuwenden, da diese 

 zugleich eine viel sicherere Bestimmung des logarithmischen Décréments invohirt. 



iDcliuations-Beobachtuiigen nach der Reflexionsmetliode. 



An den Beobachtungen nach der Reflexionsmethode betheiligte sich Herr J. Kurlän- 

 der, erster Observator an der k. ungarischen Central- Anstalt für Meteorologie und Erd- 

 magnetismus in Budapest, bei Gelegenheit seines Besuches im Observatorium in Pawlowsk. 

 Es geschah dies in der Art, dass abwechselnd der eine von uns am Fernrohr die Scalen- 

 theile ablas, während der andere nach dessen Commando die Inductor-Rolle umlegte ; ebenso 

 wurden auch die Berechnungen der Beobachtungen zwischen uns getheilt. Da Herr Kur- 

 länder von Budapest her bereits Uebung in diese Art von Beobachtungen besass, so können 

 unsere Messungen durchaus auf gleichen Werth Anspruch machen und ich bin ihm daher 

 für seine wirksame Hülfe um so mehr zu Dank verpflichtet. Es bedarf kaum der Erwäh- 

 nung, dass auch vor diesen Beobachtungen eine neue Justirung aller Theile beider Apparate 



