UEBER DIE ABSORPTION DER KOHLENSÄURE DURCH SALZLÖSUNGEN. 3 
der Temperatur) und zum Umrühren desselben bestimmt ist. Andererseits besitzt der Bo- 
den des Cylinders eine mit einem Hahn verschliessbare Abflussröhre fürs Wasser. Letz- 
tere Vorrichtung ist natürlich auch dem die Manometerröhren umgebenden viereckigen 
Kasten beigegeben, welcher oben offen ist und in dessen vordere resp. hintere Wand zwei 
Glasscheiben wasserdicht eingefügt sind. 
Das über 800 Mm. lange Manometerrohr В, welches zur Aufnahme von CO, dient, 
ist mit dem Recipienten G durch eine silberne Capillarröhre F von 50 Ст. Länge ver- 
‘ bunden. Diese Länge ist bei der Biegsamkeit des Rohres hinreichend, um alle im Verlaufe 
des Versuches mit dem Recipienten nöthigen Manipulationen [das Bringen desselben in die 
horizontale Lage zum Schütteln der Flüssigkeit mit dem Gase, die Umdrehung des Re- 
cipienten nach oben bei Füllung des Apparates mit CO, u. s. w.] zu gestatten, ohne die 
Empfindlichkeit des Apparates zu gefährden (hierüber siehe unten). Zum Zwecke des Ein- 
kittens des Rohres F in В und С wurden die freien Enden desselben in zwei durchbohrte 
Stahleylinder metallisch eingeschmolzen und erst diese in die offenen Enden von В und G 
eingekittet. Hierdurch war es mir bei Calibrirung von B und @ möglich, das Quecksilber 
in beiden genau bis zu den Enden der Stahleylinder hinaufsteigen zu lassen. 
Die Gründe, warum ich dem Recipienten G die zweikugelige Gestalt gegeben habe, 
werden sogleich verständlich, so wie man die untere Kugel bis zu einem der Theilstriche 
des Halses mit Flüssigkeit gefüllt und in eine horizontale Lage zum Zwecke des Schüttelns 
gebracht denkt. — Die untere Abtheilung ist kugelig, um eine möglichst grosse Flüssig- 
keitsmasse anwenden zu können, ohne die Dimensionen des Recipienten unnöthig zu ver- 
grössern; der eingetheilte Hals gestattet eine sehr scharfe Ablesung des Flüssigkeitsvolu- 
mens; endlich dient die obere Kugel zur Aufnahme des mit der Flüssigkeit zu schüttelnden 
Gases. Die untere Kugel des Recipienten @ läuft in eine capillare, mit einem luftdicht 
schliessenden Hahne X (aus den Werkstätten des Herrn Geissier in Bonn) versehene Glas- 
röhre © aus, auf deren untere Hälfte ein dickwändiges Kautschukrohr aufgebunden 134. 
Das Offenlassen des unteren Endes des Recipienten bietet eine Reihe unschätzbarer Vor- 
theile dar, indem dadurch 1) die Anwendung weiterer Hähne auf dem Wege des Gases 
von В nach G unnöthig wird; 2) die Füllung des Apparates mit CO, vollkommener als 
sonst geschehen kann und 3) die Operation des Waschens des Apparates beträchtlich er- 
leichtert wird. 
Die beiden Röhren des Manometers sowie der Hals des Recipienten sind in Mm. ein- 
getheilt, und der Rauminhalt sowohl des Rohres В als des Reeipienten @ mit Quecksilber 
nach Gewicht calibrirt. Die Einheit meiner Calibrirungstabelle entspricht überall 0,1 Cem. 
Der übrigen Theile des Apparates werde ich bei der Beschreibung des Ganges des 
Versuches erwähnen. 
Da ich Absorptionsversuche nicht bloss mit schwachen, sondern auch mit gesättigten 
Salzlösungen beabsichtigte, so war dafür zu sorgen, dass der ganze Gasraum, und zwar 
während der ganzen Dauer des Versuches, mit Wasserdampf gesättigt bleibe, sonst wäre 
1* 
