4 J. SETSCHENOW, 
ich gezwungen, eine unzählige Masse von Bestimmungen über die Spannung des Wasser- 
dampfes verschiedener Salzlösungen, verschiedener Concentration vorzunehmen. Glück- 
licherweise ist dieses leicht zu vermeiden, indem man, ehe die Füllung des Apparates mit 
CO, beginnt, in den oberen Theil des Gasrohres В ein Paar Tropfen Wasser einführt.!) Es 
herrscht alsdann natürlich gleiche Dampfspannung in beiden Abtheilungen des Gasraumes 
und zwar die des Wassers [um so mehr als ich in meinen Versuchen immer von den 
schwächeren zu den stärkeren Druckwerthen, nie umgekehrt, überzugehen pflege]. 
Zur Füllung des Apparates wird erst der Hahn К geöffnet, hierauf das Quecksilber 
aus dem Rohre B durch Drehung des Hahnes D ausgelassen [hierdurch wird gleichzeitig 
die Quecksilbersäule in A von dem Rohre В abgesperrt], dann der Recipient @ in eine 
über das Rohr B lothrechte Stellung gebracht, in derselben fixirt, und endlich das untere 
Ende des Rohres В (in Е) mit dem Abflussrohre des Kohlensäuregenerators verbunden. 
Da die Probeversuche mir ergeben haben, dass nach Ablauf einer 2—3-stündigen un- 
unterbrochenen Durchleitung des Gases die Reinheit des letzteren mit weiterer Durch- 
leitung nicht merklich zunimmt, so kann diese Operation nach Ablauf von 21, 3 Stunden 
als beendet betrachtet werden [übrigens gestattet mein Generator eine ununterbrochene 
Entwickelung des Gases im Laufe von 6—7 Stunden]. Will man die Operation unter- 
brechen, so muss zuvor der Hahn К geschlossen, hierauf der Hahn D auf die Communica- 
tion der Röhren A und В gestellt werden; hierbei fängt das Quecksilber an von A nach В 
überzufliessen und sperrt von unten her das in В F@ eingeschlossene Kohlensäurevolumen 
ab. Durch das Zugiessen des Quecksilbers in A und vorsichtiges Lüften des Hahnes K 
kann man natürlich die Quecksilbersäule in B so hoch machen, wie man will. Ist dieses 
geschehen, so wird nach vorheriger Schliessung des Hahnes X der Recipient G in die in‘ 
der Fig. I gezeichnete Lage zurückgebracht. 
Nun wird die Temperatur des Wassers regulirt und das anfängliche Volumen der 
Kohlensäure abgelesen. 
Hierauf folgt die Operation der Befreiung der zu untersuchenden Flüssigkeit von den 
darin aufgelösten Gasen und das Ueberführen der Lösung in den Recipienten G. Zu dem 
Ende wird in das unterhalb des Hahnes К befindliche Kautschuck das Saugrohr L einge- 
bunden, welches hierauf mit dem die Flüssigkeit enthaltenden Gefässe M in Verbindung 
gesetzt wird. Der im letzteren oberhalb der Flüssigkeit befindliche Luftraum wird nun 
mit einer arbeitenden Luftpumpe verbunden [vermittelst einer Reihe von Gliedern N, O, P, 
von denen. das letzte mit CaCl, gefüllt ist], die Klemme 5 zugesperrt und das Gefäss М 
erwärmt. Ist die Operation des Entgasens zu Ende, so darf die Arbeit der Luftpumpe so 
lange noch nicht unterbrochen werden, bis man die Flüssigkeit in M durch das Erkalten 
des letzteren in Eiswasser auf die beabsichtigte Temperatur des Versuches zurückgebracht 
1) Dieses geschieht jedesmal beim Waschen des Re- | das Ansaugen an dem offenen unteren Ende von В Was- 
cipienten nach Beendigung des Versuches, wobei durch | ser in den Recipienten eingeführt wird. 
