a POSE ПАРЕ ЗО. 
Г 3 
ÜEBER DIE ABSORPTION DER KOHLENSÄURE DURCH SALZLÖSUNGEN. 5 
hat (dieses wird durch das Thermometer 7” in M angezeigt). Erst dann geschieht das 
Ueberführen der Flüssigkeit in den Recipienten. 
Letztere Operation kann auf dreifache Weise bewerkstelligt werden, je nachdem man 
den Versuch unter niedrigen, mittleren oder hohen Druckwerthen anstellen will. Im ersten 
Falle verfährt man so: nachdem der Apparat mit CO, gefüllt ist und das Quecksilber von 
A in B ungefähr bis zur halben Höhe des letzteren eingelassen, thut man alles wie bei 
der Entgasung der Flüssigkeit, nur dass man anstatt der Salzlösung reines Wasser nimmt, 
und während der Arbeit der Luftpumpe eine mehr oder weniger grosse Menge CO, aus 
dem Rohre В durch vorsichtiges Oeffnen des Hahnes К entweichen lässt. Ist dieses ge- 
schehen (wodurch der Kohlensäuredruck im Apparate so niedrig gemacht werden kann, wie 
man will), so wird die Temperatur regulirt, das Volumen der Kohlensäure abgelesen, das 
Wasser im Gefässe M mit der zu untersuchenden Salzlösung umgetauscht, letztere von 
Gasen befreit und in den Recipienten @ durch das Einlassen der Luft in M und nachheri- 
ses Aufmachen des Hahnes K übergeführt. Will man dagegen unter mittleren Druckwerthen 
arbeiten, so geschieht das Ueberführen der Flüssigkeit aus M in @ durch das Ablassen 
des Quecksilbers aus dem Rohre B. Will man endlich die Versuche unter höheren Druck- 
werthen anstellen, so- geschieht die Operation durch das Ansaugen der Luft mittelst einer - 
Luftpumpe [S. die Fig. I an] an dem oberen Ende von A. Natürlich auch jetzt muss erst 
die Luft in das Gefäss M eingelassen werden. Das Aufsteigen der Flüssigkeit in @ lässt 
sich durch den Hahn К so gut reguliren, dass man dieselbe bis zum beliebigen Theilstrich 
‚des Halses hinaufsteigen lassen kann. 
Zum Schütteln der Flüssigkeit mit dem Gase wird der Recipient G in eine horizon- 
tale Lage gebracht; die Griffe U U dienen zum Halten desselben. 
Die Fehlerquellen der Methode!) bestehen in Folgendem: 1) bringt das capillare 
Rohr # zwei Uebelstände mit sich — den einen in Folge der Veränderlichkeit der Tem- 
peratur seiner Wände, den anderen in Folge seines capillaren Luftvolumens; 2) betheiligt 
sich an der Absorption derjenige Theil der Flüssigkeit nicht, welcher im capillaren Glas- 
rohre + zwischen der unteren Kugel von G und dem Hahne X liegt; 3) wird die Luft beim 
Entgasen der Flüssigkeit aus dem Saugrohre Z nicht vollständig entfernt; 4) bleibt die 
freie Oberfläche der Flüssigkeit während der Operation ihres Ueberführens in @ in Be- 
rührung mit der Luft; 5) verändert sich die Concentration der Salzlösungen beim Entgasen 
derselben. 
Die Fehlergrössen in Folge der Temperaturschwankungen des im Rohre Ё einge- 
schlossenen Luftvolumens sind überhaupt sehr gering, da der Hohlraum dieses Rohres [mit 
Wasser nach Gewicht bestimmt] weniger als 0,4 Cem. beträgt, während das kleinste über- 
haupt in meinen Versuchen vorkommende totale Gasvolumen über 50 Cem. gross ist. 
1) Ich abstrahire hierbei von den jeder volumetri- | sind darunter nur diejenigen gemeint, welche speciell 
schen Gasbestimmung eigenen Beobachtungsfehlern, es | meiner Methode anhaften. 
