72 



F. POCKELS, 



und man findet aus ihnen 



40) « 

 und schliesslich. 



41) «Po 



/ Vu_ 

 Vi 



Vi 



«(« + /?) 



Die Grösse ß, welche das Dämpfungsverhältniss für Schwingungen um eine 

 constante Ruhelage bedeutet , kann durch Beobachtung der Schwingungen des 

 zur Erde abgeleiteten Elektrometers ein für alle Mal — oder wenigstens für 

 denselben Beobachtungstag — bestimmt werden , während die Grrösse a sich 

 schneller verändern kann, und daher bei jedem einzelnen Versuch als Unbekannte 

 zu behandeln und erst aus der Formel 40) zu berechnen ist. 



Dass die Näherungsformel 38) den Verlauf der Schwingungen wirklich gut 

 darzustellen vermochte, wurde zunächst durch einige Beobachtungsreihen, bei denen 

 nach Belastung der Krystallplatte 10 aufeinanderfolgende Umkehrpunkte beob- 

 achtet wurden, festgestellt. Die beobachteten, und die mit den aus 39), 40), 41) 

 ermittelten Werthen cp 0 = 20,6, a = 0,965, ß = 0,68 berechneten Umkehr- 

 punkte (wie immer von der Nullstellung des Elektrometers aus gerechnet) waren : 





Vi 9> 2 



Vs 





9>5 



V« 



Vi 



9>8 9>9 



<PlO 



Beobachtet 

 Berechnet 



33,7 9,55 

 33,95 9,7 



25,1 

 25,1 



13,1 

 13,5 



20,5 

 20,2 



14,5 

 14,6 



17,7 

 17,4 



14,5 15,9 

 14,55 15,6 



14,2 

 14,0. 



Der Werth ß — 0,68 ist auch bei der Berechnung der eigentlichen Beob- 

 achtungen benutzt worden. Zur Ausführung der letzteren selbst ist noch zu 

 bemerken, dass sowohl das Schliessen und Unterbrechen der Ableitung des Elek- 

 trometers zur Erde, als das Aufsetzen und Abheben der die Krystallplatte com- 

 primirenden Gewichte durch Vermittelung von Fäden und Rollen vom Sitze des 

 Beobachters aus geschah , wodurch allein es ermöglicht war , schon den ersten 

 Umkehrpunkt zu beobachten. Es wurden immer abwechselnd bei Belastung und 

 Entlastung (wobei aber immer noch eine constante Anfangsbelastung übrig blieb) 

 die Ausschläge cp v <p 2 , <p 4 , cp 5 beobachtet, und zwischendurch jedesmal die Ruhe- 

 lage des zur Erde abgeleiteten Elektrometers. Diese Ruhelage , auf welche als 

 Nullpunkt stets die angegebenen Werthe cp bezogen sind, war meist constant; 

 falls sie aber eine langsame Verschiebung zeigte , wurde dieselbe in Rechnung 

 gezogen. Nach jeder solchen Beobachtungsreihe mit vier- bis fünfmaliger Be- 

 lastung und Entlastung wurde der Commutator umgelegt, so dass die zuerst 

 zur Erde abgeleitete Breitseite der Platte nun mit dem Elektrometer in Ver- 

 bindung stand und umgekehrt, und nun eine analoge Reihe von Beobachtungen 

 ausgeführt. Vorher und nachher wurde der einem Clarkelement entsprechende 

 Ausschlag C& beobachtet , welcher allmählich abnahm , wahrscheinlich weil sich 

 mit der Zeit die Isolation des Elektrometers verschlechterte. 



