EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 27 



Eine grössere Anzahl von Messungen bei e° = 22,8, a = 0,5 und e° = 40,4, 

 u — 1,0, welche in Verbindung mit den später mitzuteilenden optischen Be- 

 obachtungen am Quarz ausgeführt wurden , ergaben im Durchschnitt V = 17,8 

 bezw. 31,3 , entsprechend /' = 0,969 bezw. 0,953 , welche Zahlen mit den oben 

 für e° — 24,8 bezw. 42,0 mm ermittelten ebenfalls gut übereinstimmen. 



Es sei schliesslich noch eine erst nachträglich bemerkte Fehlerquelle er- 

 wähnt, welche die bei der zweiten Aufstellung des Elektrometers ausgeführten 

 Messungen möglicherweise etwas beeinflusst hat, darin bestehend, dass drei Seiden- 

 fäden, welche zum Festhalten des Zuleitungsdrahtes der Kugel A zwischen diesem 

 und den Kastenwänden ausgespannt worden waren , eine schwache elektrische 

 Ladung annahmen , wenn die Kugel längere Zeit gleichsinnig geladen wurde. 

 Diese sich erst allmählich einstellende Elektrisirung der Fäden bewirkte , dass 

 der einem bestimmten Potential entsprechende Elektrometerausschlag mit jeder 

 folgenden Ladung bis zu einer gewissen Grenze zunahm und nach Umkehrung 

 des Ladungssinnes zunächst unter seinen normalen Werth sank, um dann wieder 

 allmählich über denselben hinaus zu wachsen. Naturgemäss war aber dieser 

 Einfluss gering , wenn der Ladungssinn oft gewechselt wurde , wie es bei den 

 elektrooptischen Beobachtungen stets geschah ; doch wurden auch dann noch die 

 grösseren Entladungspotentiale (für a = 1,0, 1,5 und 2,0) bis zu 2 Proc. grösser 

 gefunden , als die S. 26 mitgetheilten , nach Beseitigung der Seidenfäden be- 

 stimmten Werthe. Wenn also die Potentiale V, welche bei der zweiten Elektro- 

 meteraufstellung (bei den Beobachtungen am Natriumchlorat und einigen am 

 Seignettesalz) erhalten wurden , mit den S. 26 ermittelten Correctionsfactoren 

 multiplicirt werden, so sind die so gewonnenen Potentialwerthe V möglicherweise 

 noch um einige Procente zu gross ; doch kommt dieser Fehler bei der Ungenauig- 

 keit der betreffenden optischen Messungen kaum in Betracht. — 



Optisches Elektrometer. 

 Nachdem die elektrooptischen Beobachtungen am Quarz ergeben hatten, dass 

 die Aenderung der Doppelbrechung durch dielektrische Polarisation sehr regel- 

 mässig und exact verläuft und stark genug ist, um mit dem Compensator genau 

 gemessen werden zu können , wurde die eine der benutzten Quarzplatten , für 

 welche die Aenderung des Gangunterschiedes am grössten war , bei einem Theil 

 der späteren Beobachtungen am Seignettesalz geradezu als Elektrometer benutzt. 

 Es war dies die bei Besprechung der Beobachtungen am Quarz als No. 1 be- 

 zeichnete grosse Platte, bei der die Elektrisirungsrichtung eine polare Nebenaxe 

 und die Beobachtungsrichtung zu letzterer und zur Hauptaxe senkrecht war. 

 Die Anordnung war bei der Verwendung der Platte als Elektrometer im We- 

 sentlichen die gleiche , wie bei den später zu beschreibenden Compensator-Beob- 

 achtungen. Der Gangunterschied war durch eine zweite in den Weg der Licht- 

 strahlen eingeschaltete schmalere Quarzplatte von gleicher Länge (etwa 4,7 cm) 

 mit vertikal gestellter Hauptaxe soweit compensirt, dass mit weissem Licht ope- 

 rirt werden konnte ; zur Beobachtung seiner Aenderung durch die zu messende 



D2 



