EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. EELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 25 



B 



1,0 cm 



B = 0,5 ci 



0,1 

 0,2 

 0,3 

 0,4 

 0,5 



15,7 

 27,0 

 37,9 

 48,3 

 58,3 



16,0. 

 27,9 

 37,9 

 48,5 

 57.7 



Da das Entladungspotential für die in Betracht kommenden Schlagweiten nur in 

 sehr geringem Maasse vom Radius der Elektroden abhängt, wenn dieser unge- 

 fähr 1cm beträgt, so können die für E = 1,0cm gefundenen Werthe von V 

 auch für die Kugeln der von mir benutzten Maässflasche, welche 1,15 cm Radius 

 besassen , mit hinreichender Genauigkeit als gültig angenommen werden. Zwar 

 ist die Anordnung der Funkenstrecke bei der Maassflasche von derjenigen bei 

 den Funkenmikrometern , mit welchen obige Zahlen gefunden wurden , insofern 

 verschieden, als die Zuleitungsdrähte vertikal (also senkrecht zur Funkenstrecke) 

 gerichtet und ziemlich dick sind ; allein bei den bei meinen Versuchen benutzten 

 kleinen Schlagweiten ist eine merkliche Influenzwirkung der Zuleitungen oder 

 sonstigen benachbarten Metallmassen kaum zu befürchten, wie die darauf bezüg- 

 lichen Versuche von Hrn. P a s c h en J ) lehren, und ich für den vorliegenden Fall 

 auch dadurch bestätigt fand , dass die seitliche Annäherung metallischer Leiter 

 an die Funkenstrecke bis auf wenige cm keine nachweisbare Aenderung des der 

 Entladung entsprechenden Elektrometerausschlages hervorbrachte. — Für die in 

 Theilen des Mikrometers der Maassflasche (von je 0,2256 cm) ausgedrückten 

 Schlagweiten a ergeben sich nun durch Interpolation aus den H e y d w e i 1 1 e r'- 

 schen Zahlen folgende Entladungspotentiale : 



a = 0,5 

 V 17,23 



0,60 

 19,78 



0,70 

 22,32 



0,80 

 24,84 



0,90 

 27,35 



1,0 

 29,85 



1,5 

 42,0 



2,0 

 53,4. 



Dieselben gelten für den Luftdruck 745 mm und die Temperatur 18° C. ; sie neh- 

 men nach Hrn. Heydweiller um je 1 Proc. zu bei einer Luftdruckvermehrung 

 um 8 mm oder einer Temperaturerniedrigung um 3°. 



Nachstehend sind die in der S. 24 erörterten Weise erhaltenen Mittelwerthe 

 der Elektrometerausschläge cc und die daraus nach 17) berechneten Werthe V 

 für verschiedene Schlagweiten a und für diejenigen Anfangsabstände e° der Elek- 

 trometerkugeln , welche bei den elektrooptischen Beobachtungen vorkamen, (oder 

 diesen sehr naheliegende) angegeben ; die Werthe V sind sodann nach der obigen 

 Angabe auf den Luftdruck 745 mm und die Temperatur 18° reducirt. Der Scalen- 

 abstand A betrug 282 cm, die Länge der Bifilarsuspension L 2 — 56,3 cm. 



e 0 — 24,65 mm. 



a = 0,5. Bar. 736 mm, Temp. 22°. ä = 71,45. V = 17,3, red. 17,74. 



1) F. Paschen, Wied. Ann. 37, 69. 1889. 

 Mathematisch-physikal. Classe. XXXI X 1. 



D 



