EINFLUSS D. ELEKTBOSTAT. FELDES A. D. OPT. VEBHALTEN ETC. 13 



tängnng, wie sie z.B. von Herrn Boltzmann bei seiner Untersuchung über 

 die Dielektricitätsconstanten des Schwefels , jedoch nur zu vergleichenden Mes- 

 sungen, angewandt worden ist 1 ). Mittelst einer solchen Drehwaage, die am einen 

 Hebelarm eine Metallkugel trägt , welcher eine zweite , feste Metallkugel gegen- 

 übersteht , kann man das Potential , zu welchem die feste Kugel geladen wird, 

 in absolutem Maasse bestimmen, da man einerseits das Drehungsmoment der bi- 

 filaren Aufhängung kennt, andererseits die elektrische Anziehung der beiden Ku- 

 geln und das aus ihr resultirende Drehungsmoment in absolutem Maasse berechnen 

 kann mit Hülfe von Formeln, welche von Sir W. Thomson und Gr. Kirch- 

 hoff entwickelt worden sind. 



Die Construction des bei 

 der vorliegenden Untersuchung be- 



nutzten Elektrometers war nun 

 folgende. Die beiden Kugeln 

 befanden sich im Innern eines 

 grossen Kastens von ca. 75 cm 

 Höhe , 60 cm Länge und 30 cm 

 Breite, dessen sämmtliche Wände 

 aus Messingplatten, die durch einen 

 starken Holzrahmen gehalten wur- 

 den, bestanden, und der den Zweck 

 hatte , die Kugeln vor äusseren In- 

 fluenzwirkungen zu schützen. Die 

 feste Kugel (A in Figur 1), welche 

 auf das zu messende Potential ge- 

 laden werden sollte , wurde von 

 einem 3 mm dicken Messingdraht , 

 der mittelst einer Glasröhre isolirt 

 durch die eine Seitenwand des Ka- 

 stens hindurchging und aussen in 

 eine Kugelklemme (K) endigte, so 

 getragen, dass sie sich nahezu im 

 Mittelpunkt des Kastens befand; 

 sie war aus massivem Messing ge- 

 dreht und hatte 24,8 mm Durch- 

 messer. Der Hebel (HR), an des- 



sen einem Ende die bewegliche Ku- 

 gel (B) hing, wurde von zwei nahe- 1 ^ 

 zu parallelen feinen Kupferdräh- ^ l JT* 

 ten getragen, die 0,12 mm im Durch- 

 messer maassen und oben 3,03, un- 



1) L. Boltzmann, Sitzungsber. der Wiener Akad. 70 (2) 342. 1874. 



