12 



F. POCKELS, 



Dicke der Krystallplatte bezeichnet. Nabe an den Rändern der Krystallplatte 

 können allerdings Abweichungen von dem geradlinigen Verlauf der Kraftlinien 

 und folglicb auch von obiger Feldstärke stattfinden, die aber sehr gering sind, 

 wenn die Conductorplatten über die Krystallplatten etwas hinüberragen ; dass 

 dieselben in der That nur einen sehr kleinen Einfluss auf den beobachteten 

 Grangunterschied hatten, wurde durch vergleichende Messungen in der Mitte und 

 nahe an den Rändern der Platten wiederholt constatirt. 



Befinden sich zwischen den Conductorplatten und der Krystallplatte isoli- 

 rende Schichten, welche, wie mit Rücksicht auf eine beim Natriumchlorat zu be- 

 schreibende Anordnung vorausgesetzt werden soll, von zwei verschiedenen dielek- 

 trischen Substanzen gebildet sein mögen, so ergiebt sich unter der Annahme, dass 

 das Feld innerhalb jeder Schicht noch merklich homogen bleibt, — was der Fall 

 sein wird , wenn die Krystallplatte dünn ist im Verhältniss zu ihren Querdimen- 

 sionen — , folgender Werth für das Potentialgefälle innerhalb der Krystallplatte : 



darin bezeichnen D x , D 2 die Dicken , K lf ÜC, die Dielektricitätsconstanten der 

 beiden Zwischenschichten, und K die Dielektricitätsconstante der Krystallplatte 

 für die Richtung senkrecht zu ihren Breitseiten. In diesem Falle ist also die 

 Kenntniss von K erforderlich. 



In jedem Falle musste aber natürlich das Potential V in absolutem Maasse 

 bestimmt werden. Hierzu diente bei einigen Versuchsreihen, namentlich zu An- 

 fang, unmittelbar die an einer gewöhnlichen Riess'schen Maassflasche gemessene 

 Schlagweite, in welchem Falle die zu untersuchende optische Aenderung unmit- 

 telbar vor der Entladung beobachtet wurde. Der Maassstab, längs dessen die 

 eine Kugel der Maassflasche verschiebbar war , war in Theile von je 1,128 mm 

 getheilt, deren Zehntel mittelst eines Nonius direct abgelesen werden konnten. 

 Der Durchmesser beider Kugeln betrug 1,15 cm. Da es aber wünschenswerth 

 war, von der Ungenauigkeit der einzelnen Einstellung der Maassflasche bei kleinen 

 Potentialen unabhängig zu sein , und da überdies die optischen Beobachtungen 

 genauer bei constant gehaltenem Potential ausgeführt werden konnten, so wurde 

 später ein Elektrometer mit continuirlicher Ablesung benutzt , welches im Fol- 

 genden ausführlich beschrieben ist. Es sei nur zuvor noch bemerkt, dass das 

 Fernrohr zur Ablesung der Elektrometerausschläge zur Linken des Beobachters, 

 und die Holtz'sche Maschine zur Rechten auf je einem besonderen Stelltisch so 

 aufgestellt waren, dass der Beobachter, während er die Influenzmaschine langsam 

 drehte , sowohl die optische Beobachtung ausführen als (damit abwechselnd) den 

 Elektrometerausschlag ablesen konnte. 



12a) 



dV 



du 



V 



2 



Construdion und Theorie des Bifilar -Elektrometers. 

 Das Elektrometer war im Princip eine Drehwaage mit bifilarer Auf- 



