10 



F. PO OKELS, 



ausführlicher besprochen werden wird, in Messungen der durch dielektrische Po- 

 larisation der Krystalle hervorgerufeneu Gangunterschiede der beiden Wellen 

 für verschiedene Fortpflanzungsrichtungen. Es war nämlich nicht nothwendig, 

 die absoluten Aenderungen der Lichtgeschwindigkeiten zu messen, weil bei 

 denjenigen Krystallen , an welchen überhaupt quantitative optische Beobachtungen 

 ausführbar waren (d. i. Natriumchlorat , Quarz und Seignettesalz), der allgemeinen 

 Theorie zufolge bereits aus der Aenderung der Doppelbrechung, also aus 

 den relativen Verzögerungen, sämmtliche elektrooptische Constanten be- 

 stimmt werden können. Zur Ermittelung der relativen Verzögerung in der Rich- 

 tung der Hauptaxe im Quarz diente die Messung der Durchmesser der Curven 

 gleichen Gangunterschiedes ; Näheres über die Ausführimg und Berechnung dieser 

 Beobachtungen wird aber erst in dem speciell vom Quarz handelnden Abschnitte 

 mitgetheilt werden, weil dabei die dem Quarz eigenthümliche Circularpolarisation 

 wesentlich in Betracht kommt. In allen übrigen Fällen wurde die Messung des 

 Ganguntersckiedes mittelst eines B ab in et 'sehen Compensators ausgeführt, 

 und zwar eines solchen der gewöhnlichen Construction, wobei man zwischen ge- 

 kreuzten Nicols im homogenen Licht eine Reihe paralleler schwarzer Interferenz- 

 streifen , im weissen Licht einen schwarzen Streifen und zu beiden Seiten des- 

 selben farbige sieht. Dem Abstand zweier benachbarter Streifen entsprachen bei 

 Anwendung von Natriumlicht 23,80 Umdrehungen der Mikrometersekraube, deren 

 Trommel in 100 Theile getheilt war ; eine Drehung um 1 Trommeltheil brachte 

 also einen Gangunterschied von 23V0 Wellenlänge hervor. 



Dieser Compensator war auf einem metallenen Fuss so aufgestellt, dass er 

 um eine horizontale, der Beobachtungsrichtung parallele Axe um einen beliebigen, 

 ungefähr messbaren Winkel gedreht werden konnte , damit man seine Schwin- 

 gungsrichtungen jederzeit mit denen der zu untersuchenden Krystallplatte zur 

 Coincidenz bringen konnte. Er wurde möglichst dicht hinter der Krystallplatte 

 in deutlicher Sehweite aufgestellt, sodass der schwarze Streifen gut mit blossem 

 Auge fixirt werden konnte. Der letztere wurde auf die Mitte eines ihm parallel 

 verlaufenden Spaltes eingestellt, der von zwei vor dem Compensator verschieb- 

 baren kleinen Blechen begrenzt wurde und somit hinter der gerade zu unter- 

 suchenden Stelle des Krystalles eingestellt werden konnte ; damit dabei die Be- 

 obachtungsrichtung genügend festgelegt war, wurde vor dem analysirenden Nicol 

 ein Diaphragma mit einer kleinen Oeffnung angebracht. Gemessen wurde dann die 

 Anzahl A von Umdrehungen der Mikrometerschraube (oder die durch die Ganghöhe 

 dieser Schraube ausgedrückte Verschiebung des einen Quarzkeiles), die erforder- 

 lich war, um den in Folge eines durch äussere Einwirkung im Krystall erzeugten 

 Gangunterschiedes verschobenen schwarzen Streifen in die Mitte des Spaltes zu- 

 rückzubringen. Wenn die zu einander senkrecht gestellten Hauptschnitte des 

 Polarisators und Analysators unter 45° gegen die Schwingungsrichtungen des 

 Krystalls geneigt sind und letztere mit denjenigen des Compensators zusammen- 

 fallen, so ist dann im Falle eines inactiven Krystalles jener Gangunterschied z/, 



