EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 123 



von ebenfalls 20,5 mm Länge, in welcher die Hauptaxe -2° vertikal, also parallel 

 der X°-Axe der beiden ersteren Platten lag. Da der Grangunterschied in jeder 

 der Platten (2) und (2') auf gleicher Weglänge halb so gross und von entgegen- 

 gesetztem Vorzeichen ist, wie in der Platte (1'), so muss der Grangunterschied 

 der beiden Wellen nach Durchgang durch alle drei Platten sehr gering sein 

 und zwar ein absolutes Minimum für die Richtung senkrechten Durchganges. 

 Dass der Grangunterschied ein Minimum (oder Maximum) wird für die Beob- 

 achtungsrichtung, ist wesentlich, damit der schwarze Compensatorstreifen scharf 

 und gerade erscheint; daher genügte es nicht, die zweite Platte etwa mit um 

 90° gedrehten Schwingungsrichtungen vor die erste zu stellen, obgleich ja dadurch 

 der Grangunterschied für die Beobachtungsrichtung selbst hätte vollständig com- 

 pensirt werden können. Vor den Beobachtungen wurden die Schwingungs- 

 richtungen in den drei Platten und im Compensator möglichst gut zur Coinci- 

 denz gebracht, und die Nicolhauptschnitte wie früher unter ±45° dagegen 

 gestellt; dann war in der That im weissen Licht ein guter schwarzer Streifen 

 (in einem Falle schwach farbig gesäumt) sichtbar. — Als zunächst versucht wurde, 

 die beschriebene Platte ebenso, wie früher die grosse Platte (1), zwischen mit 

 Stanniol belegten Grlimmerplatten dielektrisch zu polarisiren , zeigte sich ein 

 starkes Zurückspringen des Compensatorstreifens nach jeder Entladung über die- 

 jenige Lage hinaus, welche er vor der betreffenden Ladung gehabt hatte, eine 

 Erscheinung , die, wie schon früher erörtert wurde , auf eine leitende Ober- 

 flächenschicht der Quarzplatte zurückzuführen ist, welche sich hier wegen der 

 ungünstigeren Jahreszeit stärker geltend machte. Ausserdem wurde eine starke 

 Abnahme des Grangunterschiedes gegen den Rand der Platte hin beobachtet, so 

 dass dort das elektrische Feld, ebenfalls wohl durch die eben erwähnte Ursache, 

 erheblich geschwächt zu sein schien. Um diese Störungen durch oberflächliche 

 Leitung sicher zu vermeiden, wurde daher bei den unten anzuführenden Mes- 

 sungen die Platte zwischen zwei ihre Breitseiten direct berührende quadratische, 

 ringsum etwa 1 mm überstehende Messingplatten gelegt, deren untere mit der 

 Erde und deren obere mit der auf ein bestimmtes Potential geladenen Leydener 

 Batterie von 3 oder 4 grossen Flaschen leitend verbunden war. Dank der 

 grossen Capacität der letzteren blieb das Potential während der Einstellungen 

 des Compensator s genügend constant. Dasselbe wurde immer auf denjenigen 

 Werth gebracht , bei welchem das Bifilar-Elektrometer einen Ausschlag von 

 30 mm gab, und welcher sich, da A = 210,5 und e° == 24,8 mm (sowie L = L t ) 

 war, gleich 13,13 (c. g. s.) ergiebt ; das Potentialgefälle in der Platte war demnach 

 13 13 



immer = A ' = 37,4. Die Resultate sind nachstehend in analoger Weise, 



wie unter I diejenigen der Compensatormessungen an der Platte No. 1, zu- 

 sammengestellt. Das den Zeilen, welche die Compensatorablesungen enthalten, 

 vorangestellte Vorzeichen ist dasjenige des Momentes a. — 



Q2 



