TRIANGULATION DER PLEJADENGRUPPE. 



5 



In diesen einzelnen Perioden findet sich, wenn man nur das in der Nähe 

 des Objectivkopfes angebrachte Thermometer in Betracht zieht: 



Anzahl d. 

 vollst. Beob. 



1. Periode. Für den Eispunkt des Metallthermometers 5.3392 Temperäturcoeff. für 1° C. 0.00955 (169) 



5.3756 „ „ „ 867 (81) 



5.3528 „ „ „ 1021 (32). 



(Benutzt man beide Quecksilber-Thermometer, so werden die Abweichungen des Metallthermo- 

 meters vom Mittel der beiden Thermometer ganz unregelmässig.) 



Eine verhältnissmässig kurze Reihe von Herrn Dr. Hayn, kurz vor Beginn 

 meiner Messungen, gab für den Eispunkt 5.3945, für die Aenderung um 1° C. 

 0.00923. — Aus den für die Berechnung der Venusvorübergänge benutzten 

 Daten ergab sich der Werth der Aenderung für 1° C. zu 0.00949. 



"Wie man sieht, zeigt der Temperaturfactor eine recht befriedigende Konstanz, 

 während der Eispunkt, wie oben erwähnt, bedeutende Unsicherheit aufweist; 

 denn einem Intervall von 0.01 Theilen des Metallthermometers entspricht, wie 

 der Factor zeigt, 1° C. ; somit schwankt der Eispunkt um 3 — 4° C. 



Nachdem diese Untersuchung abgeschlossen war, wurde für die Folgezeit 

 das Metallthermometer bei den Beobachtungen nicht mehr in Betracht gezogen, 

 sondern die Temperatur des Rohres ausschliesslich auf Grund des am Rohre 

 selbst befestigten Quecksilberthermometers abgeleitet. 



"Wenn in vorstehenden Zeilen die Methode der Gewinnung der Temperaturen 

 des Instruments besprochen wurde, so kann auf den Einfluss dieser Tempera- 

 turen auf die Messungen hier noch nicht eingegangen werden. Diese Unter- 

 suchung wurde im directen Anschluss an die Bestimmung des Skalenwerthes 

 ausgeführt und kann in Folge dessen füglich auch erst dort zur Mittheilung ge- 

 langen; und zwar nachdem die anderen Einflüsse und Eigenthümlichkeiten des 

 Instruments, welche bestimmend auf die mit demselben angestellten Messungen 

 einwirken, des Näheren erörtert sein werden und so die Möglichkeit ihrer Be- 

 richtigung gegeben sein wird. 



Die meteorologischen Daten, soweit sie zur Berechnung der Refraction er- 

 forderlich waren, lieferten die Ablesungen des im westlichen Meridiansaale in 

 gleicher Höhe mit dem Heliometer aufgehängten K rille 'sehen Barometers, dessen 

 Korrection gegen das Barometer des Königlichen Meteorologischen Instituts zu 

 Berlin durch Uebertragung bestimmt ist; weiterhin ein vor dem Nordfenster des 

 östlichen Meridiansaales aufgehängtes gut verglichenes Thermometer. Die An- 

 gaben des letzteren wurden wenn erforderlich mit den Ablesungen im Helio- 

 meterthurm in geeigneter Weise combinirt. Dabei war der Umstand stets mass- 

 gebend, dass doch die Temperatur der dem Objectiv zunächst gelegenen Luft- 

 schicht für die Refraction die wichtigste ist. 



§ 5. 



Die Abhängigkeit der Ocularstellung von der Temperatur ist einer eingehenden 

 fortlaufenden Prüfung unterzogen worden, wobei durch Anwendung eines Rever- 

 sionsprismas stets bewirkt wurde, dass die Lage der Verbindungslinie der beiden 



