6 



L. AMBRO NN , 



Componenteu der als Focussirungsobjecte benutzten Doppelsterne horizontal 

 lag. — Ausserdem habe ich einige Reihen von Focussirungen bei verschiedenen 

 Stellungen der Objectivschieber gemacht, um wenn möglich die Abhängigkeit 

 der Ocularstellung von der Grösse der gemessenen Distanz zu bestimmen, da ja 

 eine solche Abhängigkeit wegen der ebenen Führung der Objectivschlitten sicher 

 vorhanden ist. Es ist diese Abhängigkeit aber bekanntlich keineswegs allein 

 durch die Entfernungsänderung zwischen Objectivhälfte und Ocular beim Aus- 

 einanderschrauben bedingt, sondern es hat darauf die optische Veränderung der 

 Bilder einen erheblichen Einfluss. Die über diesen Punkt angestellten theo- 

 retischen Betrachtungen von Bessel und in neuerer Zeit von Battermann 

 haben trotz ihrer eingehenden Behandlung der Sache keinen grossen praktischen 

 Werth für die Reduction der Heliometermessungen erhalten können, da sich in 

 natura die Dinge meist nicht ganz so gestalten, wie dort angenommen, und es 

 in Folge dessen immer bei einer empirischen Prüfung dieser Frage geblieben ist. — 

 Ich habe daher im Verlauf meiner Messungen auf diese Frage bezügliche 

 Beobachtungen angestellt und dieselben discutirt und werde sie auch hier mit- 

 theilen (siehe folg. Seite). Bei der endgültigen Reduction der Messungen ist jedoch 

 von einer anderen Methode Gebrauch gemacht worden, welche, wie ich glaube, 

 ohne weitere Spekulationen den Verhältnissen, wie sie sich wirklich beim Messen 

 gestalten, mehr Rechnung trägt, da sie selbst innig mit den Messungen ver- 

 bunden ist. 



Da zu Beginn der vorliegenden Triangulation nur eine dreimalige Durch- 

 messung der sämmtlichen Distanzen in Aussicht genommen war, später aber 

 noch eine vierte Messung für jede Distanz hinzugefügt wurde, welches im 

 Winter 1890 — 91 geschah, so sind die sämmtlichen Focussirungen in zwei Gruppen 

 ausgeglichen worden, von denen die erstere die Einstellungen von 1889 Janr. 22 

 bis 1890 Febr. 10 und die zweite alle Messungen umfasst ; wenn auf diese Weise 

 die erste Ausgleichung auch überflüssig erscheint, so werde ich deren Resultate 

 doch hierher setzen, weil dieselbe wegen eines schon damals beabsichtigten Ab- 

 schlusses der Arbeit ausgeführt war und durch die Uebereinstimmung beider 

 Resultate auch eine Gewähr für die Homogenität der Focussirungen geboten wird. 



Zunächst gebe ich hier die sämmtlichen Focaleinstellungen nebst den zuge- 

 hörigen Temperaturen (welche auf die oben angeführte Weise ermittelt wurden). — 

 Es sind, mit Ausnahme einiger der früheren Messungen, bei welchen das im 

 Uebrigen stets angewandte Reversionsprisma nicht am Ocular befindlich war, 

 alle Einstellungen bei „horizontaler' Lage der Verbindungslinie der beiden 

 Doppelsterncomponenten gemacht. 



