8 



L. AMBRONN, 



Die mittleren Fehler der beiden Konstanten ergeben sich zu resp. 



±0!0180 und +CT.0019. 



Nimmt man alle Beobachtungen zusammen, so erhält man: 



N, = 8*6493 -0?0092*° 



und als mittlere Fehler resp. ± o!oi34 und ±0:0015. 



Die dieses Element betreffenden Angaben von Geh. Rath Auwers lauten: 



N t = N 0 - 0.0117 f, 



ebenfalls noch nahe mit meinen Werthen übereinstimmend. 



Das ist also eine Uebereinstimmung, wie man sie mit Rücksicht auf die 

 mittleren Fehler nicht besser verlangen kann. Es kann daher angenommen 

 werden, dass sowohl im optischen Apparate des Instruments, als auch mit dem 

 Auge des Beobachters im Verlauf meiner Messungen keine Veränderungen von 

 Belang eingetreten sind. Allerdings sind ja im zweiten Falle die Gleichungen, 

 welche die erste Gruppe bilden, auch in überwiegender Anzahl mit inbegriffen, 

 doch sind immerhin über ein Drittel der Gesammtheit neue Bestimmungen hin- 

 zugekommen , die , wenn ihnen andere Konstanten entsprächen , einen ausge- 

 sprochenen Einfluss gehabt haben würden. — 



Für die Reduction der Plejadendistanzen ist die zuletzt gegebene Form der 

 Reduction auf 0° zur Anwendung gelangt. Ausser diesen einfachen Focalein- 

 stellungen sind, wie schon erwähnt, noch solche gemacht worden, bei denen die 

 Verbindungslinie der beiden Componenten „vertical" stand, um so eventuell 

 einen von einem gewissen Astigmatismus herrührenden Unterschied in den Focal- 

 einstellungen zu ermitteln. Die erhaltenen Einstellungen sind die folgenden (auf 

 gleiche Temperatur reducirt): 



Verbindungslinie : 



,, horizontal" 



„vertical" 



horizt. — vert. 





ram *) 



mm 



mm 



1889 April 17. 



8.635 



8.602 



+0.033 



Juni 5. 



8.475 



8.428 



+ 0.047 



Aug. 25. 



8.654 



8.671 



—0.017 



1890 Mai 7. 



8.500 



8 465 



+0.035 



Mai 8. 



r.562 



8.462 



+0.100 



Octob. 20. 



8.808 



8.645 



+ 0.163 



Nov. 8. 



8.720 



8.665 



+ 0.055 



1891 Febr. 23. 



8.712 



8.740 



— 0.028 









mm 



Mittel +0.048 



Wenn dieser Werth auch als ein sehr unsicherer bezeichnet werden muss, 

 so ist er doch immerhin von einiger reellen Bedeutung, da er nahezu das vier- 

 fache des mittleren Fehlers der Konstanten der Focaleinstellungen erreicht. — 



*) Die Ocularscala ist in ! /io mm getheilt, sodass an Stelle der „partes" hier gleich „mm" 

 gesetzt worden ist. 



