16 



L. AMBRO NN , 



Ueber die Fehler der Mikrometerschraube ist nun folgendes zu bemerken. 

 Von Beginn der Messungen bis zum 18. Mai 1890 war die alte Schraube im 

 Mikroskop verblieben, obgleich dieselbe nicht unbedeutende periodische Fehler 

 zu haben schien. Erst bei Diskussion der Instrumentaltemperatur des Helio- 

 meters machten sich die grossen Unbequemlichkeiten dieser bedeutenden peri- 

 odischen Fehler recht fühlbar, sodass auf eine genaue Bestimmung derselben 

 Bedacht genommen werden musste, denn es zeigte sich, dass die Benutzung der 

 beiden um l 1 /? Revolutionen von einander entfernten Fädenpaare die Fehler 

 nicht in genügender Weise eliminirte, und dass auch an das Mittel aus beiden 

 Fädenpaaren noch eine belangreiche Korrektion angebracht werden musste. (Es 

 ist im Mikroskop im Februar 1888 eine Glasplatte mit recht hübsch einge- 

 rissenen Linien statt der sonst üblichen Fädenpaare angebracht, weil die Fäden 

 sehr häufig schlaff werden). 



Zum Zwecke der Untersuchung der Mikrometerschraube wurde am 28. Februar 

 1890 ein kleines Silberplättchen auf die eine Objectivscale aufgesetzt, welches 

 zwei Strichpaare im Abstände von nahe 1.25 und 1.50 Revolut. trug. Vermittelst 

 dieser Einrichtung wurden auf die bekannte Weise die periodischen Fehler der 

 Schraube, wie es in nachstehender Tabelle angegeben ist, bestimmt. 



