TRIANGULATION DER PLE JADENGRUPPE. 



19 



Diese Untersuchungen erstreckten sich stets nur auf diejenigen 2 — 3 Gänge 

 der Schraube, welche ausschliesslich bei den Messungen benutzt wurden. Da 

 sich die bedeutende Grösse der Correctionen aus dem erlangten Ausdruck: 



Corrigirte Ablesung = "Wirkliche Ablesung 

 - 0.01640 cos u - 0.00691 sin u 

 + 0.00312 cos 2u + 0.00470 sin 2u 



sofort ergab, ward beschlossen, diese Schraube, sobald es ohne allzu grosse Be- 

 einträchtigung der Beobachtungen der Plejaden geschehen könne, gegen eine 

 andere, bessere auswechseln zu lassen. 



Es wurde demzufolge das Mikroskop im Mai nach Hamburg gesandt, wo 

 durch Repsold eine neue Schraube eingesetzt worden ist. Nachdem das Mikro- 

 skop wieder hierher gelangt war, nahm ich sofort eine Untersuchung der neuen 

 Schraube vor. Die bezüglichen Messungen giebt die Tabelle auf pag. 18 in 

 extenso. Eine Vergleichung der beiden Schrauben ist in graphischer Form auf 

 angefügter Tafel gegeben. 



Das erlangte Resultat für die neue Schraube ist: 



Corrigirte Ablesung = Wirkliche Ablesung 

 + 0.0002 cos u + 0.0001 sin u 

 - 0.0002 cos 2u + 0.0008 sin 2u. 



Die Fehler der neuen Schraube sind also nur klein, sodass schon eine Ablesung 

 an einem Fädenpaar ohne Rücksicht auf dieselben benutzt werden könnte. Es 

 ist aber doch auch in der Folge stets die Ablesung an beiden Fädenpaaren in 

 der Art erfolgt, dass mit dem einen Paare bei Einstellung der Distanz im Sinne 

 der Bewegung des Uhrzeigers, mit dem anderen Paare bei der in entgegen- 

 gesetzter Richtung erfolgten Distanzmessung gemessen wurde. 



§ 8. 



Coincidenz der Obj ectivh älften. 



Die Coincidenz der Objectivhälften, resp. die aus einer etwaigen Abweichung 

 derselben entstehenden Correctionen der Distanzen sind unter steter Controle 

 geblieben, obgleich ein Einfluss der Nichtübereinstimmung der optischen Axen 

 beider Objectivhälften nur bei zwei Distanzen, nämlich denen zwischen den 

 Sternen /' u. /* und h u. I der Plejadengruppe von erheblichem Einfluss hätte 

 werden können. Bei diesen beiden Distanzen sind stets die entsprechenden 

 Positionswinkel mit abgelesen worden, sodass eine unmittelbare Bestimmung der 

 etwa anzubringenden Correction erlangt wurde, welche auch erforderlichen Falls 

 Verwendung fand. Im Uebrigen ergeben sich die jeweiligen Entfernungen der 

 Objectivhälften aus gleichzeitig ausgeführten Doppelsternmessungen mit zur Con- 

 trolle ihrer Kleinheit völlig genügender Genauigkeit. Es wurde daher von 



C2 



