36 



L. AMBRONN, 



§ 10. 



Bevor ich zu der Reduction der von mir gemessenen Entfernung zwischen 

 den Sternen der Plejadengruppe schreite, will ich hier noch einmal sämmtliche 

 Daten, welche zu dieser Reduction erforderlich und benutzt sind, in der als end- 

 gültig gewählten Form zusammenstellen. 



1. Die Theilungsfehler, welche in Anwendung kamen, sind die früher in 

 Strassburg und späterhin von den Theilnehmern an der Venusexpedition 

 bestimmten. 



2. Die Temperatur des Instrumentes ist mit Hülfe eines genau verglichenen 

 Quecksilberthermometers, welches am Rohre selbst befestigt ist, bestimmt. 



3. Die Refraction und Aberration sind nach den Bessel'schen Formeln be- 

 rechnet und angebracht ; als Elemente für die erstere wurden ein Krille'- 

 sches Heberbarometer und ein Thermometer vor der Nordfront des öst- 

 lichen Meridiansaales in Verbindung mit dem Thermometer am Instrument 

 selbst benutzt. 



4. Die Abhängigkeit der Ocularstellung von der Temperatur wurde nach 

 dem folgenden Ausdruck in Rechnung gebracht: 



N t = 8f6493-0f0092/° > 



wo N t die Normalstellung für die Temperatur t° in Celsiusgraden bedeutet. 



5. Die Reduction der Distanz auf Normalstellung giebt die Formel: 



Reduction der Distanz von 100 Scalentheilen für eine Ocularverschie- 

 bung von 0.1 Millim. gleich 0.008672 X 0.975 im Sinne von Ocularstellung 

 minus Normalstellung. 



6. Der Gang der Mikrometerschraube ist gemäss den in angemessenen Inter- 

 vallen angestellten besonderen Bestimmungen desselben für die einzelnen 

 Ablesungen in Rechnung gebracht. 



7. Die periodischen Fehler der Schraube des Mikroskopes wurden nach der 

 Formel : 



Corrig. Ablesung = Wirkliche Ablesg. — 0.01640 cos u — 0.00691 sin u 



+ 0.00312 cos 2u + 0.00470 sin 2u 



für die erste Periode der Messungen bis zum Mai 1891 in Rechnung 

 gebracht, während die Messungen der späteren Periode ohne eine solche 

 Verbesserung direct benutzt werden konnten. 



8. Die Reduction der Distanzen auf 0° geschah durch den Ausdruck: 



J = 0.00065 1. 



0 4 100 



9. Eine Correction wegen des bei den Messungen der Distanzen auftretenden 

 Ausschlages habe ich nicht angebracht, da ich nach sorgfältigem Be- 

 achten des eigentlichen Vorganges der Messung zu der Ueberzeugung 



