6 



1889 August 27 musste wie früher bemerkt (IV. 36.) das Obiectiv ausein- 

 ander genommen und gereinigt werden weil Wassertropfen zwischen die Linsen 

 gerathen waren. Das Resultat der damals abgeleiteten Relation zwischen Nor- 

 malstellung N des Oculars und der Temperatur des Instruments definirt durch 

 die Grleichung 



t = 0 + {0-0) 



wo 0 und 0 die berichtigten Angaben der Thermometer am Objectiv und am 

 Oeularende, war 



vor 1889 August 27 N = 20.89 + 0.035 t 

 nach 21.18 + 0.019 ^ 



Das Reinigen des Objectivs hatte also vermutlich durch eine kleine Aenderung 

 der Spannung in der Fassung sowohl die Normalstellung für 0 Grrad um 0.29 

 Millimeter geändert als auch einen anderen Temperatur Coefficienten verursacht, 

 sodass die Beobachtungen der ersten acht Monate seit der Aufstellung des Helio- 

 meters in thermischer Beziehung etwas anders als späterhin behandelt werden 

 mussten. Seitdem ist mit dem Objectiv nichts weiter vorgenommen, als dass 

 einige Male die Objectivhälfte II ohne Herausnahme aus der Metallfassuug abge- 

 nommen wurde um die innere Fläche beider Hälften mit Aether reinigen zu 

 können. Das über alle Vorgänge an dem Instrument von mir regelmässig geführte 

 Tagebuch weist dafür die Tage 1896 Juni 5 und 1898 November 29 auf. 



Die Befestigung der breiten stählernen Fassungen der beiden Hälften an 

 den Endflächen des Fernrohres ist eine solche, dass eine nennenswerthe Aenderung 

 der Entfernung vom Oeularende gänzlich ausgeschlossen ist und es kann aus 

 diesem Grunde mit Sicherheit behauptet werden, dass in den optischen Verhält- 

 nissen des Fernrohres seit 1889 August 27 nichts geändert worden ist. 



Die Untersuchungen über die Normalstellung des Oculars , soweit nicht 

 das Auge des Beobachters noch eine besondere Rolle dabei spielt, sind deshalb 

 für den ganzen Zeitraum bis auf die Gegenwart als einheitlich zu behandeln. 



Zur genauen Bestimmung der Temperatur- Coefficienten sind wie bisher 

 auch die am Tage vor den Sonnenbeobachtungen gemachten Einstellungen auf 

 die beiden Bilder des Polarsterns verwandt worden, da dabei häufig hohe Tem- 

 peraturen erzielt werden und aus den Rechnungen hervorgeht, dass in Betracht 

 kommende Verschiedenhenheiten gegen die nächtlichen Focussirungen auf Doppel- 

 sterne nicht vorhanden sind. Die zu Anfang meiner Thätigkeit am Heliometer 

 ausgeführten Einstellungen auf das Fadenkreuz eines horizontalen im Schatten 

 aufgestellten Collimators über dem Treppenhause haben sich bei der Kürze des 

 Fernrohres als unzuverlässig herausgestellt und sind später gänzlich unterblieben. 



Ich gebe nun eine Fortsetzung der Uebersicht über die Focaleinstellungen 

 des Oculars II auf Doppelsterne und auf den Polarstern vor den Sounenbeo- 

 bachtungen nebst Angabe der Thermometer 0 u. o und der daraus berechneten 

 Temperatur t (Vgl. IV. 36.) Die laufenden Nummern in der ersten Spalte sind 

 von der Zeit nach der Auseinandernähme der Objectivlinseu aus gezählt. 



