14 



+ 0.0381 (N- 0) 



wo S die gemessene Distanz in Scalentheilen. Dagegen haben Sternbeobachtungen 

 bei etwas abgeänderter Stellung ergeben (Siehe IV. 42) 



+ 0.0366 (iV- 0) 



also: 0,96 des berechneten Werthes. Mit diesenn in den Jahren 1890 und 1891 

 bestimmten Coefficienten sind auch alle übrigen bis jetzt ausgeführten Beob- 

 achtungen berechnet worden. 



Weiter unten sind für die Ocularstellung vind ferner auch für die Berechnung 

 des Einflusses der Temperatur auf die Distanzmessungen, insofern davon nicht 

 nur die Brennweite des Objectivs als auch die Länge der Scalen zur Messung 

 der Verschiebung der Objectivhälften abhängt, zwei bei der ßeduction benutzte 

 Tafeln gegeben. 



Es bietet sich hier eine Grelegenheit, einige Worte über die Betheiligung 

 der Göttinger Sternwarte an der Bestimmung der Sonnenparallaxe durch Dr. Grill 

 zu sprechen. 



Vergl. Determination of the solar parallax. Annais of 

 the Cape observatory Vol. VI. 



Während es bei der Berechnung der Göttinger Heliometerbeobachtungen 

 überall durchgeführt ist, die bei einer bestimmten, an der Scala abgelesenen 

 Stellung des Ocularschiebers gemessenen Distanzen auf eine mit der Temperatur 

 als Argument berechnete Normal-Ocular-Stellung zu reduciren, deren Constante 

 durch Focussirung auf Doppelsterne erhalten wird, hat Dr. Gill diese ßeduction 

 nicht vorgenommen, sondern die an den einzelnen Abenden angestellten Beob- 

 achtungen der Abstände zwischen Planet und Vergleichstern mit den jedesmaligen 

 Distanzmessungen der Standard stars verglichen, wie sie sich bei einer vielleicht 

 etwas abweichenden Ocularstellung ergeben haben. Dieses Verfahren ist ja an 

 sich nicht unrichtig, aber man erhält dadurch eine unrichtige Vorstellung von 

 der inneren Uebereinstimmuug der an verschiedenen Abenden gemessenen Ab- 

 stände der Standard stars und somit der Genauigkeit der heliometrischen Distanz- 

 messungen überhaupt. 



In meiner Abhandlung über die Praesepe, Astr. Mitthlgg. IV S. 79 ist die 

 lange Reihe von Messungen der Standard stars zusammengestellt, weil dieselben 

 dazu beigetragen haben, den Winkelwerth der Objectiv- Scalen zu bestimmen 

 und dort ist die innere Uebereinstimmung eine viel nähere, weil wie bemerkt 

 alle Messungen in der üblichen Weise auf die von der Temperatur abhängige 

 Normal-Ocularstellung reducirt worden sind, und sich in der Columne N — 0 ge- 

 legentlich einige grössere bis auf 0.4 Millimeter gehende Werthe zeigen, die 

 durch eine damals noch nicht ganz richtige Einstellungstabelle veranlasst 

 worden sind. 



Ich muss dabei noch darauf aufmerksam machen, dass sich bei der durch 



