49 



Für einen Zeitraum innerhalb zweier Bestimmungen der Instrumentalfehler 

 ist ein Mittelwerth aus den beiden einschliessenden "Werthen zur Reduction der 

 Positionswinkel angenommen worden. 



Um eine Vorstellung von der Bedeutung der G-rösse x zu erhalten ist zu 

 bemerken, dass die Höhe des gleichseitigen Dreiecks zwischen den Endpunkten 

 des Dreifusses auf welchem das Heliometer steht 1,25 Meter beträgt, und dass 

 daher 1' Aenderung in x einer Höhenänderung des Südpunktes um 0,36 Milli- 

 meter entspricht. Im Laufe von zehn Jahren hat nach obiger Zusammenstellung 

 das Südende des Dreifusses gegen die Verbindungslinie der beiden anderen Eck- 

 punkte sich nahezu um diesen Betrag gehoben und von 1895 ab scheint Ruhe 

 eingetreten zu sein. In der Richtung senkrecht zum Meridian dagegen ist nur 

 eine ganz geringe Drehung angedeutet. 



Es lässt sich aus der TJebersicht wohl der Schluss ziehen, dass man für 

 die Zwischenzeiten die für die Reduction der Positionswinkel erforderlichen Auf- 

 stellungsfehler völlig sicher den Mittelwerthen je zweier aufeinanderfolgenden 

 Bestimmungen entnehmen kann, wie in der obigen zur Rechten stehenden Tabelle. 



Indexfeliler des Positionskreises. 



Der Indexfehler des Positionskreises wurde durch Messung des Positions- 

 winkels zwischen Sternen von bekannten aus Meridianbeobachtungen abgeleiteten 

 Oertern und zu Anfang auch wohl durch Einstellung des Fernrohrs auf das 

 Fadenkreuz eines im Norden vom Heliometer aufgestellten hoi'izontalen Colli- 

 mators bei auseinandergeschraubten Objectivhälften bestimmt. Da jedoch diese 

 CoUimatorbeobachtungen wie schon früher bemerkt, den Indexfehler nur in einer 

 Lage geben, die bei den Beobachtungen am Himmel selbst garnicht vorkommt 

 und die Genauigkeit der Bestimmung durch Sternbeobachtungen erheblich 

 grösser ist, sofern nur die Sternörter genügend bekannt sind, so ist der Index- 

 fehler schon seit längeren Jahren ausschliesslich auf letztere Weise von mir 

 bestimmt worden. 



In den Astr. Mitthlgg. IV. Seite 101 findet man den Indexfehler bestimmt 

 durch Messungen der beiden Linien cf und ad des bekannten Hydrakreises im 

 Jahre 1892 und ferner durch die beiden „Standard stars for Victoria" in den 

 Jahren 1889 und 1890. Die Standard stars sind später nicht regelmässig 

 beobachtet worden, dagegen die beiden langen Linien in der Hydra noch zu 

 wiederholten Malen in den Jahren 1897 und 1899. Da bei den älteren Messungen 

 nachträglich in der Annahme der Aufstellungsfehler noch kleine Aenderungen 

 vorgenommen sind, so werden hier alle Beobachtungen von Anfang an noch 

 einmal zusammengestellt. 



Atlndlgn. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-phye. Kl. N. F. Üand 1,4. 



7 



