56 



In der Reihe für ft ist eine allmälilige Zunalime dieser Grrösse nicht zu 

 verkennen und zwar beträgt dieselbe nach, einer graphischen Bestimmung 

 mit Berücksichtigung der angesetzten Grewichte jährlich +0.023, womit man die 

 Columue {i 1895 erhält, die recht befriedigend übereinstimmt. Man hat deshalb 

 sowie h auch ^ als Function der Zeit 



II = + 0.23 + 0;023 {t — 1895.0) 



Dass die Drehungsconstante sich im Laufe eines J ahrzehnts um eine viertel 

 Minute ändert kann wohl nicht befremden, wenn man erwägt, dass das Gewicht 

 des Fernrohrs beständig auf das Ende der Declinationsachse wirkt; auch würden 

 äusserst kleine Lockerungen in den Befestigungsschrauben schon diesen Effect 

 hervorbringen. 



Da der Durchmesser des Positionskreises 365 Millimeter beträgt, so ent- 

 spricht eine Veränderung der beiden zur Ablesung des Kreises dienenden Indices 

 um eine Bogenminnte einer linearen Verschiebung von 2V Millimeter und bei den 

 grössten am Himmel messbaren Sternabständen, nämlich zwei Grad würde ein 

 Fehler von einer Minute einem Fehler von 2 Bogensecunden im Abstände ent- 

 sprechen. Nach vorstehenden TJebersichten ist die Instrumental-Correction einer 



Messung wohl auf 0.1 Minuten sicher, also 0.2 in der Ortsbestimmung durch 

 Positionswinkel-Messung zu verbürgen. Da die Winkelmessungen den Distanz- 

 messungen unter allen Umständen nicht gleichwerthig sind (Vrgi. frühere Er- 

 mittelungen darüber Astr. Mitthlgg. IV Seite 283) so wird es sich immer 

 empfehlen vorzugsweise Distanzen zu messen und die "Winkelmessungen mit 

 Benutzung von Meridiankreis-Beobachtungen nur zur Orientirung von Sterii- 

 gruppen zu verwenden. 



Uebersiclit über die angewandten Instrnmental-Constanten und Anfstellungsfehler. 



I. ßeduction der Distanzen. 

 Die Temperatur des Fernrohres wird wie bisher nach dem Ausdruck berechnet 



t = 0 + 1 (0-0) 



wo 0 und 0 die berichtigten Ablesungen der Thermometer am Objectiv- und 

 am Ocularende sind. 



Die der Temperatur t entsprechende Normal-Ocularstellung ist 



N = 21,18 -\- 0.019 t 



und ist Oc die bei der Beobachtung wirklich abgelesene Stellung der Ocular- 

 scala, so ist die Reduction einer Distanzmessung s auf die normale Ocularstellung 

 ausgedrückt in Einheiten der vierten Decimale eines Skalentheils 



+ 366 (N-Oc) 



Die Zahl 366 entspricht nicht genau dem reciproken Werthe der Brennweite, 

 sondern ist auf empirischem Wege bestimmt. (Vrgl. darüber Theil IV Seite 42). 



