22 



B. WIECHERT, 



Drehungsaxe. Die „Schwingungsperiode'''' T des sich selbst überlassenen Pendels 

 wird dann bestimmt durch die Grleichung 



(33) 



27r\- g 



T L 



J sei die „IndiJmforlmzge"- , das heisst, der Abstand des Indikators von der Dreh- 

 ase. Bei einer dauernden Neigungsänderung des Apparates parallel der Schwin- 

 gungsebene um den Winkel i ergiebt sich für das Pendel . eine entsprechende 

 Neigung gegen das Gestell, für den Indikator also eine neue Ruhelage, welche 

 von der alten um die Strecke 



J i bezÜ2;lich 



" 206000 



abweicht, je nachdem i in Bogenmaass oder in Winkelsekunden gemessen wird. 

 J/206000 ist die Veränderung der Indikatorstellung für 1 Winkelsekunde, zeigt 

 also die Empfindlichkeit des Seismographen gegen statische Neigungsänderungen 

 an, wenn die Winkelsekunde als Einheit genommen wird; die Indikatorlänge J 

 selbst misst in gleicher Weise die Empfindlichheit hei Bogenmaass ; dabei ist zu be- 

 achten, dass der Winkel 1 in Bogenmaass B7°,3 beträgt, also nur als ßechnungs- 

 grösse, nicht als wirklicher Ausschlag in Betracht kommt. 



Die Empfindlichlteit eines beliebig gebauten Seismog rcophen gegen dauernde 

 Neigungen parallel der VertiJcalebene (0, s) durch die beliebige horizontale Bichtung 

 s wird weiterhin bei Bogenmaass mit J''' bezeichnet werden. Da der Seismograph 

 sich dann nach dem eben Gesagten bei Neigungen parallel dieser Ebene gerade 

 so verhält, wie ein parallelschwingendes Pendel mit der Indikatorlänge J'-'\ so kann. 

 J**' allgemein die zu s gehörige „äquivcdente Indikatorlänge"' genannt werden. — 

 Das Hinzutreten einer horizontalen Komponente Jg, der Schwerkraft ist gleich- 

 werthig mit einer dauernden Neigung % = ^gjg, ergiebt also den Ausschlag 

 (J^'^lg) ^g,- Hieraus folgt, dass ./'"/^ die Empfindlichkeit gegen Schwerkraft- 

 änderungen || s angiebt. — 



Bei der von uns vorausgesetzten Aufstellung des Pendels ist 



(84) J<^' = J, J'"' = 0. — 



Der Indikator zeichnet die Bewegungen des Pendelkörpers relativ zum Ge- 

 stell 



(35) F = ^ 



mal vergrössert auf; darum soll F die ^^Indikatorvergrösserung" genannt werden. 



Bei sehr schnellen, kurzdauernden Horizontalverschiebungen wird der Pendel- 

 körper den Bewegungen offenbar nicht merklich folgen, sondern „stationär^ bleiben, 

 wie die Seismologen zu sagen pflegen; hieraus folgt, dass solche Bewegungen 

 V- mal vergrössert und umgekehrt aufgezeichnet werden, dass also die negativ 

 genommene Indikatorvergrösserung V die Vergrösserimg sehr schneller Horizontal- 



