106 



E. WIECHERT, 



gültigen Werth 



(324) g = 9,81 (Meter, Sekunde) 



anzunehmen, der nirgends grössere Fehler als ^/s °/o ergiebt. 



T^, L, r, T könnte man als „innere Konstanfen^^ des Seismographen bezeichnei), 

 wenn man ihnen als „äussere Konstanten^ die Indikatorvergrösserung F", bezüglich 

 die damit durch 



(325) J''' = LV'' 



zusammenhängende äquivalente Indilcatorlänge J^'^ gegenüber stellt. 



Die äusseren Konstanten ergeben sich am einfachsten durch Beobachtung 

 der Neigung sempfindlichJceit. Bedeutet a den zur dauernden Neigung i^ gehörigen 

 dauernden Ausschlag, so ist 



(326) j = e/'»' LV''\ 



i^ ist hier in Bogenmaass zu messen. — - Benutzt man zur Herstellung von i^ 

 zum Beispiel eine Stellschraube des Apparates von der Ganghöhe H, deren Kopf 

 in N Theile getheilt ist, und die man um n Theile dreht, so ist 



n H 



(327) = F 5 ^ ' 



wenn D den Abstand die Schraubenspitze von der Drehaxe und (p den Winkel 

 zwischen der Drehaxe und dev Arbeitsrichtung s bedeutet. Steht die Drehaxe 

 auf der Arbeitsrichtung senkrecht, so geht (327) über in 



(3270 i.= |f. 



Es ist von einigem praktischen Interesse , zu beachten , dass diese einfache For- 

 mel sich auch dann ergiebt, wenn das Instrument auf drei Schrauben in den 

 Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks steht, dessen Grrundlinie parallel der Ar- 

 beitsrichtung -s ist , sofern man eine der Schrauben an der Grundlinie zur Er- 

 zeugung der Neigung i^ benutzt und unter D die Länge der Grundlinie versteht. 

 Der Ausschlag für eine Bogensehimäe ist J"*'7206000. 



62. Indirekte Bestimmung der äusseren Konstanten eines Horisontalseismo- 

 graphen; Einleitung. Ist es nicht möglich, die Neigungsempfindlichkeib zu messen, 

 so ist, da wohl nur ausnahmsweise die Vergrösserung F''' sehr kleiner Erschütte- 

 rungen direkt besiimmt werden kann, die Feststellung der äusseren Konstanten 

 erheblich umständliche!'. Es wird nöthig , auf die besondere Art der Konstruktion 

 des Seismographen Bücksicht zu nehmen^ und gemäss dieser F'"' oder J'-'^ su berechnen. 



Manchmal lässt sich die Empfindlichkeit gegen sehr schnelle Erschütterungen 

 leicht angeben , wie zum Beispiel bei deu Horizontalpendeln einfachster Art. 

 Man beginnt hier mit der Messu.ug der Schwingungsperiode des eigentlichen 

 Pendels unter der Einwirkung der Schwerkraft , wenn die Schwingungsaxe hori- 



