110 



E. WiECHERT, 



liebe Indikatorresultante hervorgebt. Ist zum Beispiel für einen drehbaren Theil 

 des Grehänges mit der Masse M der Abstand des Schwerpunktes von der Axe 

 = ^, so kann Mz/^, = ZiM .g durch die Kraft z/M'.r/ = zJM.(2:)ß)g im Abstände 

 l in gleicher Richtung von der Axe ersetzt werden. — Lässt sich der Theil vom 

 übrigen Mechanismus absondern und mit horizontaler Axe lagern, und ist im Ab- 

 stände l von der Axe ein Zug = M'.g, das heisst ein Zug, welcher der Schwere der 

 Masse M' entspricht, nöthig, um den Schwerpunkt von M in gleicher Höhe mit der 

 Drehaxe zu halten, so ist M' = M.pjl, also z/M'/M' = Die Rücksicht hierauf 

 wird bei der experimentellen Feststellung von M' oftmals in willkommener Weise 

 die Bestimmung des Schwerpunktes von M ersetzen. - - 



Bei den mechanisch schreibenden Seismographen mit erheblicher Vergrösserung hat 

 der Schreibarm zunächst auf die resuUirende Blasse und damit auch auf die äusseren 

 Konstanten einen sehr grossen , leicht zu unterschätzenden Einfluss. Für mein asta- 

 tisches Pendel ist bei 200 - facher Yergrösserung der Bewegungen des Schwer- 

 punktes des 1200 Kilogramm-Gewichtes die resultirende Masse des letzteren, im 

 Schwerpunkt vereinigt gedacht, doch nur 



Kilogramm = 30 Gramm. 



ZOO . <^00 



"Wäre also der den Schreibstift führende Arm auch nur so schwer, dass er am 

 Schreibstift einer Masse von 30 Gramm entspäche , so würde er nach (329) die 

 Indikatorvergrösserung doch schon auf etwa die Hälfte reduciren. Wie man 

 sieht; kommt es selbst bei so grossem Pendelgewicht sehr darauf an, die Massen- 

 wirkung des Schreibarmes mit Sorgfalt zu vermindern. — 



65. Bestimmung der Konstanten eines Vertikalseismographen. Die Indikator- 

 gleichung lautet, wenn von der Reibung abgesehen wird 



lieber die Bestimmung der inneren Konstanten T^, L = g(TJ27ty, r gilt 

 genau das in Artikel 61 Gesagte. 



Eine direkte Methode zur Bestimmung der äusseren Konstante F*'', der 

 Indihatorvergrösserung , welche der Benutzung der Neigungsempfindlichkeit bei 

 Horizontalseismographen entspräche, giebt es nicht. Eine direkte Methode, 

 welche auf die Bedeutung von F*'^ als Vergrösserung sehr schneller Yertikal- 

 bewegungen Rücksicht nimmt, wird nur selten anwendbar sein, so muss man im 

 allgemeinen seine Zuflucht zu indirekten Methoden nehmen, welche auf die 

 Eigenart der Konstruktion gegründet sind. Was in den Artikeln 62 — 64 für 

 die Horizontalseismographen gesagt wurde , ist dabei im Wesentlichen auch hier 

 verwerthbar. 



Besonders empfehlenswerth ist meistens die in Artikel 64 besprochene Me- 

 thode, welche der Benutzung einer Schwerkraftänderung entspricht. Da es sich 

 kier um eine Schwerkraftvermehrung handelt, können die nothweudigen Züge 



