THEORIE DER AUT03IÄTISCHEN SEISMOGRAPHEN. 



III 



einfach durcL Auflegen oder Anhängen von Zusatzgewichten z/M, bezüglich zlW 

 gewonnen werden. Ist zlg^ — yg die gewählte Schwerkraftvermehrung, so ist 

 = yM., = yW zu nehmen, und man erhält F'* mittels der Formel 



wenn a die gefundene Aenderung der Indikatorruhelage bedeutet. — 



Gans besonders ividdig ist es, jeden Vertikalseismographen sorgfältig auf eine 

 etwaige Wirksamkeit auch als Horisontalseismographen zu untersuchen, denn es kann 

 dazu sehr leicht versteckte Gelegenheit gegeben sein. Sollte sich eine Horizontal- 

 empfindlichkeit herausstellen, so lassen sich nur bei Vergleich der Aufzeichnungen 

 des Apparates mit denen eines Horizontalseismographen sichere Schlüsse auf die 

 Vertikalverrückungen g machen. Die Indikatorgleichung lautet dann (von der 

 Reibung abgesehen) : 



wenn die Richtung der Horizontalempfindlichkeit mit x bezeichnet wird, oder auch : 



wenn mit s die Wirkungsrichtung des Seismographen, seine y,äquivalente Schwin- 

 gung srichtung^^ bezeichnet wird, die in der Ebene {x,z) liegt und mit der Verti- 

 kalen einen "Winkel {s,s) bildet, dessen Tangente = y^'^jy^" ist. i^ bedeutet 

 die Neigung parallel der Vertikalebene durch s und ist = i^. 



66. Bestimmung der Konstanten hei Seismographen II. Klasse. Bedeutung 

 hat bisher von Seismographen II, Klasse nur der Klinograph von W. Schlüter 

 gewonnen, es scheint daher hinreichend, allein diese Gruppe von Apparaten als 

 ein Beispiel zu diskutii'en. Da die Wirksamkeit als Seismograph I. Klasse sich 

 kaum ganz beseitigen lässt, wollen wir als Indikatorgleichung annehmen: 



d-a ßnV 2 da rr.^fd'^ ■ . \ 



(347) 



df 



wobei die aj-Iliohtung der Verticalebene parallel gelegt ist, in der die Neigungen 

 erfolgen , gegen welche der Seismograph in II. Klasse empfindlich ist. Ueber 

 die Bestimmung der Konstanten T^, x, F'"', F'^*, F*'' gilt hier dasselbe, wie bei 

 Seismographen I. Klasse. Es kommt für uns allein noch die Bestimmung der 

 Konstanten II. Klasse TF^'''* in Betracht. Eine direkte Messung von W^''^ als 

 Empfindlichkeit gegen sehr schnelle Neigungsänderungen scheint möglich , aber 

 nicht sehr vortheilhaft und ging bei dem bisher allein aktuellen Apparat von 

 Schlüter nicht an. Die indirekte Bestimmung mittels der Rechnung wird an die 



