118 



E. WIECHERT, 



erhält in IIP' ein Maass für da/dt. Entspricht PJ7 auf der Abscissenskala der 

 Zeit einem Zeitintervall von ü Sekunden und IIP' auf der Ordinatenskala der 



Indikatorausschläge einem Ausschlag A, 



so ist: 



(368) 



da 

 Ii 



A 

 ü' 



Figur 16. 



"Will man in IIP' direkt da/dt ablesen, 

 so ist nach (368) eine Theilung mit ü- 

 mal grösseren Intervallen zu benutzen 

 als bei dem Auftragen der Ordinaten a. 



Die Bestimmung von d'^ajdf und da- 

 mit des Hauptgliedes rechts in (367), des 



ersten Grliedes , bietet die meisten Schwierigkeiten. Eine direkte Auswerthung 

 — durch Beobachtung des Krümmungsradius der Indikatorkurve — ist noch 

 weniger zu empfehlen als bei dajdt. Weit zweckmässiger scheint es, die für 

 daldt gefundenen Werthe nun zur Konstruktion einer Kurve zu benutzen, welche 

 dajdt in ganz gleicher Weise in rechtwinkligen Koordinaten darstellt, wie die 

 Kurve in Figur 16 den Ausschlag o. Man erhält dann d^ajdf durch die gleiche 

 Operation wie vorhin dajdt. Ist U wiederum das mit Pi7 äquivalente Zeit- 

 intervall und bedeutet A' den "Werth von dajdt, welcher gemäss der Ordinaten- 

 theilung zur Strecke IIP' gehört, so ist 



d'a A' 



Wieder kann d'^ajdt^ in UP' direkt abgelesen werden, wenn die benutzte Theilung 

 f7-mal weitläufiger als die Ordinatentheilung ist. 



Ist es nöthig , die Reibung zu berücksichtigen , so wird man bei der Be- 

 stimmung des zweiten Gliedes rechts in (367) nach Vorschrift von (363) Kor- 

 rekturen anbringen müssen. — 



70. Bestimmmig von Verrüchmgen. Für die Bestimmung der Verrückung <? 

 liefert die Indikatorgleichung (364) ohne Berücksichtigung der Reibung: 



(370) 



yu) 



/da\ 2 



(2^ 



\dt), 

 2 



I 



+ J J dta+^ I d.ta\ 



Die in der ersten Zeile rechts geschriebenen konstanten und mit t proportionalen 

 Criieder haben für die Praxis nur geringe Bedeutung. Man wird in der Regel 

 gut thun, sie zunächst beiseite zu lassen und aus den sich dann für 6 ergebenden 

 Resultaten nachträglich , wenn nöthig , auf ihren Beitrag zu schliessen. Setzt 

 eine seismische Störung plötzlich ein , während der Apparat bis dahin in Ruhe 

 war, so fallen sie ganz fort. 



