36 W. VOIGT, 



im höchsten Grade lästig, dass die Beurtheilung, ob eine Beobachtung 

 gestört oder nicht gestört, brauchbar oder unbrauchbar sei, erst nach 

 ganz durchgeführter Messung möglich war; demgemäss hat die blose Aus- 

 arbeitung der Beobachtungsmethode viele Monate in Anspruch genom- 

 men und auch die definitiven Messungen waren viel ermüdender und 

 zeitraubender, als man nach den wenigen Resultaten vermuthen möchte. 



Die Resultate der angestellten Untersuchungen zeigten nun, dass 

 auch bei den löthbaren Metallen keine Uebereinstimmung zu erzielen 

 ist, wenn nicht die Stäbe in ihre Fassungen sehr genau eingepasst 

 sind, speciell die äussersten Ränder der letzteren nicht so dicht anlie- 

 gen, dass das Stäbchen strenge von ihnen gefasst wird. Ist dies aber 

 erreicht , ist das Löthmittel — ich nahm , um eine starke Erwärmung 

 der Stäbe zu verhindern, eine bei ca. lOO" schmelzende Legierung — 

 gut verÜossen und ist alles über die Fassung herausgequollene Loth, 

 besonders das auf dem herausragenden Stäbchen verflossene, mit schar- 

 fem Stichel sorgsam beseitigt, so stimmen die an demselben Stäbchen 

 erhaltenen Zahlen meist bis auf einige Procente überein. 



Bei nicht löthbaren Metallen (Aluminium und Magnesium) er- 

 hielt ich zunächst mit verschiedenen Kitten ganz unbrauchbare Werthe; 

 auch der Versuch Aluminium galvanisch zu verkupfern und dann ein- 

 zulöthen misslang, weil die Verkupferung in Folge der Inhomogenität 

 des. Aluminiums , welche in der Kupferlösung Nebenströme zur Folge 

 hatte, nicht fest haftete ; Magnesium liess sich trotz vielfacher Versuche 

 überhaupt nicht verkupfern. Schliesslich zeigte es sich, dass ein Ein- 

 kitten mit Schellack sehr gute Resultate liefert, wenn Sorge getragen 

 wird, dass an der entscheidenden Stelle, wo das Stäbchen aus der Fas- 

 sung heraustritt, die Kittschicht nur unmerklich dünn ist. Durch eine 

 grosse Reihe von Versuchen, bei denen dasselbe Kupferstäbchen ab- 

 wechselnd in die Fassungen gelöthet und mit Schellack eingekittet ist, 

 habe ich mich überzeugt, dass die beiden Befestiguugsarten ganz gleich- 

 werthig sind, wenn nur die Fassungen die Stäbchen streng umschliessen. 



Eine weitere Fehlerquelle boten die Erschütterungen des 

 Beobachtungsraumes durch vorüberfahrende Wagen und dergl. 



