120 A. D'ARSONVàL. — RECHERCHES 



Comme on vient de le voir, il faut avant tout avoir des appa- 

 reils à température constante; je vais décrire à présent les dif- 

 férentes solutions que j'ai données à ce problème qui m'a tout 

 d'abord occupé. 



Les Appareils à température constante (1)." 



Les seuls appareils de ce genre employés dans les laboratoires 

 en 1875, quand je commençai l'étude de cette question, étaient 

 le régulateur de Bunsen ou ses dérivés. 



L'instrument de Bunsen consiste essentiellement en un gros 

 thermomètre à mercure dont on utilise la dilatation pour ob- 

 struer plus ou moins le passage du gaz d'éclairage qui sert de 

 combustible* 



FlG. 1. 



Cet appareil ne peut être sensible qu'à la condition d'em- 

 ployer une masse de mercure considérable, mais alors il devient 

 paresseux. 



Déplus, quand la pression du gaz augmente, son écoulement 

 se fait par soubressauts à travers le mercure , ce qui éteint le 

 brûleur. 



(I) Voir Société de Biologie (Séance du 5 août 187b). 



