DE CAL0RIMÊTR1E. 



121 



Pour parer au premier inconvénient, on a eu l'idée d'utiliser 

 la dilatation d'un gaz, le mercure formant simplement fermeture 

 hydraulique. C'est la disposition qui est représentée figure 1. Le 

 régulateur se compose d'un tube de verre partagé en deux 

 chambres reliées entre elles par un tube plongeant. Dans la 

 chambre inférieure se trouve enfermée une masse d'air qui agit 

 par sa dilatation pour soulever le mercure qui monte en 0 dans 

 la chambre supérieure. Au-dessus du mercure débouche un 

 tube, taillé en biseau a, qui amène le gaz d'éclairage; le mer- 

 cure en règle l'écoulement, et le gaz s'échappe ensuite par le 

 tube c pour aller au brûleur. 



Pour empêcher son extinction lors du barbotage, on lui en- 

 voie directement du gaz par un tube en H ; ce gaz sert au rallu- 

 mage en cas d'extinction. L'air, quoique plus dilatable que le 

 mercure, et constituant par conséquent un régulateur plus sen- 

 sible que ce dernier, a l'inconvénient de subir les variations de 

 la pression barométrique, ce qui peut amener des écarts de près 

 de 3 degrés centigrades. Cest pourquoi d'autres expérimenta- 

 teurs ont remplacé la bulle d'air par de l'huile, du pétrole, etc. . . , 

 ou tout au autre corps liquide plus dilatable que le mercure. 



Moi-même, je me suis servi d'un dispositif analogue pour avoir 

 certaines températures déterminées bien fixes. Au lieu d'agir 

 sur le mercure par la dilatation d'un corps gazeux ou liquide 

 fai agi par tension de vapeur. Ce dispositif a l'avantage d'être très 

 sensible et n'exige qu'une très faible masse de liquide, car la 

 vapeur produite occupe un volume des centaines de fois plus 

 grand que le liquide qui lui a donné naissance. 



Ainsi, pour régler les couveuses artificielles dont la tempéra- 

 ture ne doit jamais dépasser 40 degrés centigrades, je remplace 

 la bulle d'air par quelques gouttes d'éther sulfurique bouillant 

 à 37° degrés environ. Aussitôt qu'on atteint cette température, 

 la tension de la vapeur d'éther soulève la colonne de mercure et 

 la température se trouve fixée. Ce procédé a l'avantage de con- 

 stituer un appareil qui retombe toujours automatiquement à la 

 même température lorsqu'on le remet en marche. En un mot, 

 il ne peut pas se dérégler, ce qui est très commode pour les expé- 

 riences de physiologie (incubations, digestions artificielles, fer- 

 mentations, etc.), qui se font toutes vers 37 degrés centigrades. 

 Pour avoir des températures différentes allant de 37° à 200°, je 



