122 A. D'ARSONVAL. — RECHERCHES 



fais des mélanges variés : éther-chloroforme jusqu'à 60°, alcool 

 jusqu'à 70°, alcool-eau jusqu'à 100° et eau-glycérine jusqu'à 

 250°. Malgré ces améliorations, ce procédé ou plutôt ce disposi- 

 tif ne constituait pas des appareils assez exacts pour le but que 

 je me proposais. 



Parmi les meilleures modifications du régulateur primitif de 

 Bunsen, je dois encore signaler celles qui sont dues à M. Schlœ- 

 sing, d'une part et à M. Raulin, d'autre part. 



Le régulateur Schlœsing, tout en verre, est un excellent appa- 

 reil de laboratoire qui, même dans ces conditions, ne peut pas 

 être confié à toutes les mains, à cause de sa fragilité et de la fa- 

 cilité avec laquelle il peut se dérégler. Il est représenté en détail 

 dans la figure 2, 



Fig. 2 



Je m'étais inspiré de cet appareil pour en construire un moins 

 fragile et susceptible, même d'applications industrielles. Il est 

 représenté figure 3. 



Cet appareil se compose d'un étui en laiton , terminé par un 

 tube de plomb, 3. Cetétui porte latéralement en communication 

 avec sa cavité une boîte dont la paroi antérieure est constituée 



