DE CALOIUMÊTME. 



123 



par une membrane métallique de baromètre anéroïde. L'étui 

 étant plein d'un liquide dilatable (huile, pétrole ou glycérine) et 

 supposé fermé hermétiquement, les variations de volume du li- 

 quide se traduisent sur la membrane métallique par sa projec- 

 tion ou son recul, grâce à l'élasticité dont elle est douée. 



Le gaz qui doit aller au brûleur est amené par le tube 4, qui 

 débouche normalement au centre de la membrane métallique 2, 

 et à une faible distance de sa surface externe, dans l'intérieur 

 d'une boîte métallique, d'où il ressort par un autre orifice 5, qui 

 le conduit au brûleur. 



Le tube de sortie du gaz 5, présente un robinet latéral, 6, 

 qui sert de robinet de sûreté lorsque le régulateur n'est pas 

 plongé dans une grande masse liquide. Pour cela par un tube en 

 Y, on bifurque la prise de gaz; une partie est amenée au robinet 



6 et s'en va directement au brûleur qu'elle a pour fonction de 

 maintenir allumé constamment, on règle la quantité par le robi- 

 net, de façon à ce qu'elle soit insuffisante pour maintenir à elle 

 seule la température que Ton désire, le surplus est fourni par le 

 régulateur. 



La boîte à gaz (4, 5 et 6), est mobile et peut se fixer dans 

 toutes les positions, grâce au contre-écrou dont elle est munie, 

 ce qui permet de tourner latéralement l'orifice de sortie du gaz. 



L'appareil est réglé d'avance pour une température détermi- 

 née ; si on veut le régler pour tout autre température il faut cou- 



Fig. 3. 



