128 



A. d'aRSONVAL. — RECHERCHES 



pas et laisser l'écoulement libre pour l'eau venant de la dila- 

 tation ; 



3° Allumer le brûleur et dévisser légèrement le tube 4 si le gaz 

 ne passait pas. 



4° Quand le thermomètre marque la température voulue, on 

 l'enlève et on le remplace par le bouchon qui porte le tube de 

 verre. 



5° On visserait légèrement le tube 4 si la flamme ne baissait 

 pas, malgré l'élévation de l'eau dans le tube 3. 



L'appareil est définitivement réglé, on peut l'éteindre ; au 

 rallumage, il tombera automatiquement à la même température. 



Cette disposition est très commode en ce sens qu'elle supprime 

 tout régulateur indépendant et que l'appareil se trouve réglé une 

 fois pour toutes. Si l'on veut utiliser toute la sensibilité del'ins- 

 trument, on peut supprimer le tube de verre et boucher hermé- 

 tiquement la douille 3. Seulement il ne faut pas oublier de la 

 déboucher lorsqu'on éteint le gaz, pour permettre à l'air de 

 rentrer lorsque l'eau se contracte. 



J'ai insisté un peu longuement sur la description du régula- 

 teur direct parce qu'il est la base de tous mes appareils calori- 

 métriques. On voit, comme je le disais en commençant, que cet 

 appareil est un grand thermomètre périphérique creux dans la ca- 

 vité duquel on loge le corps à étudier. On retrouvera ce principe 

 dans tous mes appareils, la seule différence est que je rempla- 

 cerai parfois le liquide dilatable par une tension de vapeur ou 

 un gaz dont je totaliserai toujours par le même mécanisme les 

 variations de volume. 



On voit sur quel principe très simple reposent ces appareils. 

 Leur sensibilité n'a pas de limite bien que la construction de 

 l'appareil ne demande aucune précision. 



Une étuve contenant 20 litres d'eau peut maintenir facilement 

 une température à moins de ^ 0 de degré dans son intérieur, si 

 cet intérieur est hermétiquement clos. Mais on peut aller beau- 

 coup plus loin et dans mon grand calorimètre la température 

 moyenne ne varie pas de ~ de degré quand l'appareil est bien 

 monté. 



Le dispositif ci-dessus est applicable seulement aux étuves de 

 petite capacité servant à l'incubation ou pouvant contenir un 

 animal de moyenne taille. Dans le cas où on veut avoir de grands 



