DECALORJMÉTRIË. 129 



espaces à température constante, capables de contenir une ou 

 plusieurs personnes pour la calorimétrie humaine ou certaines 

 expériences de physique, la forme de l'étuve est modifiée de ta 

 façon suivante : 



1° Le régulateur est séparé de l'étuve proprement dite; 



2° Le chauffage a lieu par la vapeur d'eau. 



L'étuve (figure 5) n'a plus de fonds; deux grands cylindres 

 verticaux concentriques limitent un espace annulaire 1 qui est 

 rempli par de l'eau constituant le corps dilatable. Cette eau est 

 mise, par l'intermédiaire du tube 5, en communication avec la 

 membrane régulatrice qui se trouve sur un pied isolé. 



Cette séparation du liquide dilatable et du régulateur pro- 

 prement dit présente de grands avantages. J'ai pu faire de ce 



Fig. 3. 



damier, en le modifiant un peu, un appareil indépendant très 

 simple, d'un emploi tout à fait général, qui peut servir à régler 

 toutes les températures et aussi toutes les pressions. Je le dé- 

 crirai ci-dessous. 



Le matelas liquide est mis en communication par le tube de 

 plomb 5 avec le régulateur indépendant décrit ci-dessous. Les 

 fonds de l'étuve sont à fermeture hydraulique d'huile pour qu'on 

 puisse analyser les gaz de l'étuve sans les mettre en communi- 

 cation avec l'air extérieur. 



L'action directe de la flamme sur des surfaces métalliques 

 aussi grandes présenterait l'inconvénient de faire gondoler le 

 métal. 



JOUKÏS. DE l'aNAT. ET DE LA PHYSIOL. — T. XXI 1 (1886). 9 



